434 Referate und Besprechungen. I, 3. 



Breite läuft, welches in Quadratmillimeter getheilt ist, registrirt diese 

 Bewegungen, von denen die eine eben der Richtung der Abscisse, die 

 andere der Richtung der Ordinate des Quadrats entspricht. 



Es ist klar, dass vermittels dieser sinnreichen Anordnung der Verf. 

 die beiden ersten Zwecke, die er sich stellte, erreicht hat ; d. h. er kann 

 mit grösster Präcision die Bewegung des Präparates reguliren, wobei 

 er die Gewissheit hat, dass sich kein Theil desselben der Beobachtung 

 entzieht. Dahingegen konnte der dritte Zweck nur theilweise erreicht 

 werden. 



Die Punkte nämlich, an denen der Apparat am Mikroskop und der 

 Objectträger auf dem Apparat befestigt sind, sind nicht genügend fixirt 

 und stehen nicht in genügender Weise zur optischen Axe des Mikro- 

 skops in Beziehung, was das erste Erforderuiss ist, wenn man einen 

 bezeichneten Punkt auf dem Zeigerquadrat wiederfinden will. — Der 

 Verf. hat auch einen Schlitten construiren lassen, vermittels welches der 

 Apparat jeder Form des Mikroskopes und jßder Form des Präparates, 

 beziehungsweise Objectträgers angepasst werden kann. 



Das Instrument, welches von Koeistka in Mailand sehr gut ausge- 

 führt wird, kostet 60 Lire, mit Schlitten 63 Lire (48 M. resp. 50-4 M.). 



J. Martinoüi {Turin). 



3. Präparationsmethoden im Allgemeinen. 



A, Mikrotome und 3£ikt'ototntechnik, 



Fearnley's Modification ofthe Groves- Williams ether freez- 

 ing microtome. (Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II, vol. III, 

 1883, pt. 6, p. 913). 

 Fearney hat das GROVEs-WiLLiAMs'sche Gefrier-Mikrotora etwas 

 abgeändert. Der Vortheil vor älteren Apparaten besteht darin, dass es 

 beim Anfertigen von wenigen Schnitten nur geringer Mengen Aether be- 

 darf, weil das Gefrieren schon in 15 Secunden zu bewerkstelligen ist, 

 während man zu diesem Zwecke mit dem Instrument von Groves-Wil- 

 LiAMS bis 1 Ya Minuten gebraucht ; auch sollen bei diesem neuen Instru- 

 mente die Aetherdämpfe mehr belästigen. Das Instrument ist bei Swift 

 AND SoN in London zu beziehen. Grieshach (Basel). 



Scott, W. B., Imbedding in egg mass. (Sei. Record. Vol. II, 

 No. 2, p. 41). 

 Verf. empfiehlt die RuGE'sche Verbesserung der CALBERLA'schen 



