I, 3. Gottschau: Mikrotome und ihre Hilfsapparate. 329 



• « 



Bei den Cylindermikrotomen alter Constructiou wurde das Präparat 

 auf einer Glasröhre festgeklemmt oder eingeschmolzen , bei anderen 

 (Ranviee, Gudden, Oschatz) ist der Cylinder unten durch eine ver- 

 mittels der Mikrometerschraube nach oben bewegliche Platte geschlossen. 

 Der ganze Hohlcylinder wird hier mit einer leicht erstarrenden Masse 

 (Paraffin, Wallrath etc.) vollgegossen und in die Masse das Präparat 

 so eingebettet, dass von ihm beim Heraustreten aus dem Cylinder be- 

 liebig feine, rings von der Einbettungsmasse umgebene Schnitte abge- 

 nommen werden können. Es kommt also hierbei ganz besonders darauf 

 an, dass der Cylinder der Einbettungsmasse genau den Wandungen des 

 Metallcylinders anliegt, da er sonst nicht feststeht und dann natürlich 

 kein gleichmässig dicker Schnitt möglich ist. Bedenkt man aber, dass 

 schon, um die Walze in dem Cylinder heben zu können, ein festes An- 

 liegen derselben nicht möglich ist, und weiss man aus Erfahrung, wie 

 sämmtliche Einbettungsmassen beim Erkalten sich zusammenziehen, so 

 kommt man leicht zu der üeberzeugung, dass ein genaues Einpassen 

 mit vieler Mühe und Vorsicht verbimden ist. Der einzige Vortheil, 

 welchen Instrumente der eben beschriebenen Art haben, besteht ausser 

 ihrer Billigkeit — das einfache WELKER'sche kostet nur 11*5 Mark — 

 darin, dass man durch geeignetes 'Anbringen eines Kastens rings um 

 die Glasplatte auch unter Wasser oder Alkohol schneiden kann, was in be- 

 sonderen Fällen, so namentlich bei sehr grossen Objecten, von Vortheil ist. 

 Auf feine Schnitte aber, d. h. auf Schnitte von '/loo; j^ selbst auf eine 

 fortlaufende Reihe solcher von '/go mm wird nur Der rechnen können, 

 welcher durch lange Uebung und ausserordentliche Geschicklichkeit die 

 technischen Schwierigkeiten zu überwinden gelernt hat, denn zu der bei 

 solcher Schnittfeinheit zweifellos unsicheren Messerführung mit der Hand 

 und zu der, wenn auch nur minimalen Beweglichkeit des Präparates 

 kommt noch die Unsicherheit der gleichmässigen Hebung durch die 

 Schraube. 



Angenommen, yöian könnte den todten Gang derselben durch eine 

 Feder vollständig ainfheben, so ist es ungeheuer schwierig, derartige Mikro- 

 meterschrauben tadellos d. h. mit absolut gleichen Abständen der Win- 

 dungen herzustellen, ja es ist über eine bestimmte Länge und Feinheit hin- 

 aus unmöglich. Die Ungenauigkeiten sind dann nicht durch Messung der 

 Windungsabstände nachzuweisen, sondern allein durch den Erfolg rcsp. 

 Misserfolg beim Gebrauch. Vorausgesetzt aber, es wäre möglich, mit pein- 

 lichster Sorgfalt eine tadellose Schraube und Schraubenmutter herzustellen, 

 so wird solche Herstellung bedeutend mehr Mühe und somit auch mehr 

 Kosten verursachen , als eine ebene Bahn, auf welcher ein Schlitten 



22* 



