I, 3. Gottscliau: Mikrotome uikI ihre Ililfsaiiparatc. 331 



zu erreichen ist, sind Schlittenraikrotome jetziger Coustruction im Stande, 

 das Object Vi 000 Millimeter zu heben. Ein weiterer Uebelstand der 

 Schraubenmikrotome ist die Abnutzung der Schraube, durch welche das 

 Instrument sicher nicht an Güte gewinnt, während ein Schlittenmikrotom 

 bei rationeller Benutzung, das heisst, wenn man den Schlitten nicht 

 immer nur an einer Stelle benutzt und ihn stets, wenn möglich, die 

 ganze Bahn durchlaufen lässt, durch den Gebrauch immer besser wird, 

 da der Schlitten auf der Bahn sich immer gleichmässiger einschleift. 



Einem grossen Fehler der Schraubenmikrotome älterer (Cylinder-) 

 Construction , dessen ich schon vorher Erwähnung that, hat man Ab- 

 hülfe zu schaffen versucht: Die Beweglichkeit des Objectes im Cy- 

 linder resp. die Schwierigkeit, dasselbe genügend zu befestigen, hat man 

 aufgehoben durch einen Schlitten, welcher an Stelle des Cylinders das 

 Präparat trägt, und als senkrecht stehende Platte in einer Coulisse ge- 

 halten nach oben gehoben wird '. Das Präparat wird au ihm mittels 

 einer Klammer festgeklemmt. Bietet diese Art der Befestigung imd 

 Hebung auch mehr Vortheile als die frühere, so darf man doch nicht 

 ausser Acht lassen, dass die Falze und die in sie eingreifenden Schlitten- 

 ränder wieder aufs Genauste gearbeitet und in einander eingepasst 

 sein müssen, und dass auch geringe Abnutzung ein Lockerwerden des 

 Schlittens und eine selbst bei minimalem Grade immer bemerkbare Be- 

 weglichkeit des Objectes zur Folge hat. 



Stellen wir nach dieser Betrachtung noch einmal kurz die Fehler 

 und Vortheile zusammen, welche der Construction der beiden Hauptarten 

 von Mikrotomen anhaften, so haben wir, abgesehen von allen technischen 

 Schwierigkeiten in der Anfertigung, beim Schlittenmikrotom nur den 

 Nachtheil, immer darauf achten zu müssen, dass der Schlitten jedesmal 

 von Anfang bis zu Ende die Bahn durchläuft. Man darf ihn also, wenn 

 man nicht mehr schneidet, nicht abheben, sondern muss ihn bis zum 

 Ende der Steigung heraufschieben und abgleiten lassen. Die geringste 

 Hebung beträgt y,oo(v/Miilitöeter. Durch Abnutzung wird die Güte des 

 Instrumentes nicht beeinträchtigt. 



Bei den verbesserten Schraubenmikrotomen, also bei denen, welche 

 das Präparat auf einem in der Verticale beweglichen Schlitten tragen, 

 muss gleichfalls die Abnutzung der Schraube eine gleichmässige sein, 

 und man müsste jedesmal die Schraube nach dem Gebrauch bis zu Ende 

 drehen oder immer wieder genau da anfangen, wo man stehen geblieben 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. I, 1884, p. 242 : „Das neue Patent-Schlitten- 

 mikrotom von Reicuert" und Dippel Das INIikroskop u. s. Anwendung p. 673- 



