I, 3. Got tschau: Mikrotome und ihi'e Hüfsapparate. 339 



Fixiruug des Messers, und diesem Punkt ist in neuester Zeit unstreitig 

 viel zu wenig Aufmerksamkeit gezollt worden. An allen neueren 

 Mikrotomen wird das Messer an seiner Handhabe auf verschiedene 

 Weise am Messerschlitten festgeschraubt und ragt von hier aus frei 

 d. h. ohne irgendwelchen Halt nach der Seite herüber, wo das Präparat 

 sich befindet. An dem Mikrotom von Fkitsch ' lernte ich vor Jahren 

 eine Einrichtung kennen, durch welche auch das freistehende Ende des 

 Messers fixirt wird: Eine am Messerschlitten angeschraubte Feder übt 

 mit einer an ihrem freien Ende befindlichen Schraube eiuen geringen 

 Druck auf das Ende des Messers aus und stellt es dadurch vollkommen 

 fest. Ohne den Nutzen solcher Vorrichtung genügend zu erkennen, 

 arbeitete ich später mit einem LoNG'schen Mikrotom, an welchem diese 

 Feder nicht vorhanden ist, und erzielte bei kleineren Präparaten auch 

 die gewünschte Feinheit und Präcision in den Schnitten. Bei Präparaten 

 von 8 mm Länge aber und darüber war das Schneiden trotz gleicher 

 Sorgfalt von so vielen Misserfolgen begleitet, namentlich bei härteren 

 Gegenständen, dass ich sehr bald die Feder des FEiTscn'schen Mikro- 

 toms mit einer kleinen Veränderung auch auf dem meinigen anbringen 

 Hess. Ich habe seitdem nie mehr über Ausfallen oder Uugenauigkeiten 

 der Schnitte klagen können und mit dem relativ kleinen Instrument 

 (Länge 20 cm) Säugethierembryonen von 18 mm Länge in Sagittal- 

 und Frontalserien zerlegt. Der Grund, wesshalb eine derartige Feder 

 bei grösseren Präparaten oder überhaupt, wenn man das freie Ende des 

 Messers zum Schneiden benutzt, zur Ausführung feiner Schnitte nicht 

 zu entbehren ist, liegt klar vor Augen. Der Stahl des Messers ist vom 

 fixen Punkte aus mindestens 12 cm lang, ein Federn desselben, bei 

 welchem sich das freie Ende nur um Hundertstel eines Millimeters hebt 

 oder senkt, ist dem Auge kaum /bemerkbar, fällt dagegen bei Serien- 

 schnitten sehr ins Gewicht. Wie stark aber ein noch so fest einge- 

 spanntes Messer federt, davon kann mau sich an jedem Mikrotom selbst 

 überzeugen : wenn man nur geringen Druck auf das Ende ausübt, so 

 wechselt das Spiegelbild auf der oberen Fläche seinen Ort. Ich habe 

 die Feder ähnlich der von Fritsch anfertigen lassen, doch mit dem 

 Unterschiede, dass ich die Regulirung des Druckes durch eine Schraube 

 am Schlitten bewerkstellige, welche die über dem Messer stehende 

 Feder herunter biegt, so dass ihr Ende auf das Ende des Messers 

 wenig drijckt. 



Nachdem wir im Vorhergehenden im Grossen und Ganzen die Vor- 



«) Cfr. DippEr, 1. c. I. Th. 2. Abthl. 2. Aufl. p. 675. 



