I. 3. Gottscliau: Mikrotome und ihre Hilfsapparate. 345 



(Ä*) bis zum Ende der Branchen gleich ist der, von der Axe bis zum 

 Ende des Hebels. Auf letzteren drückt eine Mikrometerschraube (Mc S) 

 von '/a mm Steigung und 3 cm Länge. Dieselbe läuft in einem Seiten- 

 stück des Hauptbalkens 3 cm von der Axenschraube entfernt, und ist 

 so gestellt, dass sie in dem grössten Bogen, welchen der 3 cm lange 

 Hebel bei vollständigem Ausziehen der kleinen Klammer beschreibt, die 

 Sehne bildet. In letzterem Falle, wenn also die kleine Klammer von 

 der Axe aus nach vorn und hinten gleich lang ist, beträgt die Hebung 

 vorn gerade so viel, als die Mikrometerschraube sich gesenkt hat, und 

 die stärkste Hebung wird 2 cm (Länge des freien Theils der Mikro- 

 meterschraube) betragen. Die Präparate werden aber nicht senkrecht, 

 sondern im Bogen gehoben, und so entstehen Keilschnitte, die um so 

 spitzer zulaufen, je grösser die Länge des Präparates in sagittaler Rich- 

 tung ist. Durch grössere oder geringere Umdrehung der Mikrometer- 

 schraube kann man beliebige Keilschnitte von genau bestimmter Fein- 

 heit anfertigen. Ist der Krümmungsradius des Präparates kürzer als 

 3 cm, so wird das vorn in der Klammer durch eine Schraube festge- 

 klemmte Präparat mit der Klammer nach hinten geschoben. Der 

 kleinste Radius, auf den die Klammer gestellt werden kann, ist l cm, 

 und beträgt der Krümmungsradius nur '/g cm, so muss man das Präparat 

 etwas näher ('/g cm) zu der Axenschraube einklemmen. Die Hebung 

 ist natürlich bei einem Verschieben der Klammer nach hinten geringer, 

 als in dem zuerst angenommenen Falle, da die Entfernung von der Axe 

 zur Mikrometerschraube immer dieselbe bleibt, doch ist leicht festzu- 

 stellen, wie viel man gehoben hat, da eine Graduirung an der Präparaten- 

 klammer den Bruchtheil der vorderen Hebellänge zu der hinteren an- 

 giebt, und dies Verhältniss proportional ist dem zwischen der grösseren 

 und geringeren Hebung. Um eine grösstmögliche Gleichmässigkeit in 

 der letzteren zu erhalten — je höher die Hebung, um so stärker wird 

 auch die im Bogen erfolgende Rückwärtsbewegung — ist die Klammer 

 so gestellt, dass sie sich ebensoweit unter die Horizontale senkt, als sie 

 sich über dieselbe erhebt. Der Einwand ferner, dass die Mikrometer- 

 schraube nicht verlässlich ist, weil sie nicht im Kreisbogen auf den 

 Hebel wirkt, verliert dadurch an Bedeutung, dass die stärkste Verkür- 

 zung des Druckhebels durch Geradestehen der Schraube nur 2 mm be- 

 trägt, eine Ungenauigkeit, die selbst bei feinen Schnitten nicht bemerkt 

 wird, wie mich die Erfahrung gelehrt hat. Um die Drehung der 

 Mikrometerschraube genau regeln zu können, liegt auf dem Querbalken, 

 welcher sie hält, ein in 25 Theile getheilter Doppelquadrant, und ein 

 kleiner Schlüssel, der auf die Schraube aufgesetzt wird, trägt den für 



23* 



