I, 3. Gott schau: Mikrotome und ihre Hilfsapparate. 347 



Stellen wir nun die Leistungen, welche beide Klammern bieten, 

 einander gegenüber, so schrieb ich schon seiner Zeit im Jahre 1881 

 über die Mikrotomklammer fiir Keil- und planparallele Schnitte, dass 

 man durch die Vorrichtung im Stande ist : 



1) die Lage des Präparates zum Messer jederzeit beliebig zu 

 ändern ^ 



2) Keilschnitte von bestimmter Dicke anzufertigen und dieselben 

 stets der Krümmung des Präparates anzupassen; 



3) jederzeit ausser den Keilschnitten auch beliebig feine plan- 

 parallele Schnitte anzufertigen 2. 



Die Neapler Zange gestattet bezüglich der ersten Einstellung des 

 Präparates dasselbe, und die Unterschiede der Leistungen beider be- 

 ruhen in Folgendem: 



Die Mikrotomklammer für Keil- und planparallele Schnitte kann 

 zusammen mit dem Präparat vom Schlitten abgehoben, durch eine ein- 

 fachere ersetzt und nöthigenfalls wieder in derselben Stellung ' aufge- 

 steckt werden, ein Vortheil, der sehr zu Statten kommt, wenn man das 

 Schneiden von Serien unterbrechen muss. Die Neapler Zange dagegen 

 ist nicht durch eine einfachere zu ersetzen, wenn man nicht auch den 

 Schlitten wechselt. Bei letzterer geschieht ferner die Einstellung durch 

 Zahntrieb, also durch kurze Doppelhebel, welche auf einander wirken, 

 bei der Mikrotomklammer wird die Drehung um die sagittale Axe durch 

 einen laugen Hebelarm bewirkt, der auch die feinste, dem Auge kaum 

 sichtbare Drehung des Objectes gestattet, während die Drehung um 

 die frontale Axe durch die Mikrometerschraube hervorgerufen wird, 

 nach welcher man das Heben oder Senken des Präparates aufs Ge- 

 nauste um Bruchtheile eines Millimeters bestimmen kann. Dies Heben 

 des Präparates kann zu jeder Zeit durch die Schraube vorgenommen 

 werden, und man erhält dann natürlich beim Schneiden keilförmige 

 Schnitte. Bei Hebung durch Zahntrieb dagegen muss jedesmal die be- 

 treffende Klemmschraube vorher gelockert, nach dem Einstellen wieder 

 angezogen werden, und man hat keinen Anhalt, um wie viel das Prä- 

 parat gehoben ist. Es dürfte somit die Mikrotomklammer für Keil- 



') Die Drehung in horizontaler Ebene geschieht auf dem Zapfen des 

 Präparaten Schlittens (Z), die in sagittaler um die Axe (S^) der Klammer, die 

 in frontaler durch Drehung des Balkens um seinen Zapfen (Zi) vermittels des 

 Stahlstabes (St). 



^) Indem man die Mikrometerschraube in Ruhe lässt und den Schlitten 

 in gewohnter Weise vorwärts schiebt. 



