472 



ANALES DE LA 



que es la que constituye verdaderamente el electrocar- 

 diograma. Para neutralizar la primera corriente, que 

 no nos interesa, pasamos por el galvanómetro otra co- 

 rriente igual a ella en intensidad, pero de opuesta di- 

 rección, corriente que tomamos de una batería cuales- 

 quiera 3^^ cuya corriente regulamos en su paso al gal- 

 vanómetro por medio de un potenciómetro situado en 

 el circuito que forman el hilo del galvanómetro, el en- 

 fermo y la corriente a que nos hemos referido. Des- 

 pués que hemos compensado esta corriente de la piel, 

 etc., sólo llegará al hilo, la llamada corriente de acción 

 del corazón, que le imprimirá los movimientos carac- 

 terísticos que retratamos luego en la película, que corre 

 en la cámara fotográfica situada frente al ocular del 

 microscopio del galvanómetro. De esta suerte, obte- 

 nemos un electrocardiograma que puede pues definir- 

 se : como el trazado fotográfico de la corriente de acción 

 del corazón. 



No obstante lo que acabamos de decir, puede aña- 

 dirse a la corriente de acción otras provenientes de la 

 contracción fibrila r de los músculos de la mano y del 

 pie, lo que dará al trazado un aspecto característico, 

 que para el inexperto, pudiera confundirse con signos 

 de fibrilación auricular. 



Todos las aparatos modernos descansan en el prin- 

 cipio que casi de manera esquemática acabamos de ex- 

 poner. Sea por medio de un electrodo de inmensión, 

 de plata alemana, de plomo, por una cubeta, etc., todos 

 usamos los dos brazos y la pierna izquierda como punto 

 de colocación. De los electrodos, por alambres bien res- 

 guardados de todo fenómeno de inducción, conducimos 

 la corriente al galvanómetro, donde se verifican los 

 tiemi^os señalados. El enfermo no necesita estar jun- 

 to al aparato. Ya Einthoven (en 1906), demostró que 



