ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA HABANA 469 



nómetro que recibió el nombre de '^ galvanómetro de 

 cuerda". Este galvanómetro, está fundado en el prin- 

 cipio de física de "que toda corriente genera un cam- 

 po magnético que actúa en ángulo recto con su direc- 

 ción y que varía según la intensidad de la corriente y 

 que puede por tanto ejercer una acción de atracción o 

 repulsión variable sobre un campo magnético cualquie- 



ra vecino". 



Einthoven en 1903 perfeccionó ese galvanómetro, 

 construyendo el conocido '^saitengalvanometer" o gal- 

 vanómetro de cuerda de Einthoven, que es un poderoso 

 electromagneto en el campo del cual situó un fino alam- 

 bre de platino o de quarzo, con plata suficiente, para 

 hacerlo conductor. El diámetro de estos hilos es de 

 2.5 mieras, invisible a la simple vista y carecen de peso 

 a]3reciable aun por las balanzas más delicadas. Un 

 tornillo sin fin micrométrico permite por especial me- 

 canismo, aumentar o disminuir la tensión de este hilo. 

 Un ]ooderoso microscopio atraviesa los dos polos del 

 electromagneto, de tal suerte, que puede proyectar so- 

 bre una película que corre en una cámara fotográfica, 

 la sombra del hilo que proyecta una lámpara de arco, 

 pudiéndose retratar de ese modo los movimientos y de- 

 flecciones que sufre el hilo de cuarzo al pasarlo la co- 

 rriente eléctrica, que viene del corazón. La película 

 que corre movida por un mecanismo de motor, en una 

 cámara situada a un metro de distancia del ocular del 

 microscopio, y que se mueve a distintas velocidades se- 

 gún la clase de trabajo que uno se proponga realizar, 

 pasa a través de una hendidura sobre la cual cae de 

 lleno la luz de la lámpara de arco que atraviesa el mi- 

 croscopio y la sombra del hilo de cuarzo situado entre 

 los polos del galvanómetro de cuerda. Como hemos 

 dicho, al hablar del fundamento del galvanómetro si 



