-83 



Las correcciones que hay que aplicar por error de gradua- 

 ción de la barra de deflexión son las siguientes: 



Para la distancia de 0"i,3 Corrección rr—Qi» ,00007. 



Id. . id de0°i,4. Corrección^:— 0^,00009. 



El tiempo de una oscilación del imán deñector ha sido ob- 

 tenido del promedio de doce determinaciones del tiempo de 

 100 oscilaciones. 



Cada uno de los ángulos de deflexión es el promedio de 

 dos series completas de lecturas. 



Al deducir de las observaciones la razón j el i^roducio del 

 momento magnético del imán, m, y la intensidad de la Fuer- 

 za Horizontal Magnética Terrestre, X; se han aplicado las 

 debidas correcciones de inducción y temperatura, y el tiem- 

 po de una oscilación ha sido corregido del efecto de torsión: 

 más no ha habido que aplicar corrección alguna por movi- 

 miento de cronómetro, ó por arco de oscilación; por no llegar 

 el primero á 1 ^, y no pasar el otro de 50'. 



La desviación del imán producida por una torsión de 90° 

 ha sido de 2',8 de arco. 



En los cálculos de la razón — -• se han omitido el tercer tér- 

 mino y subsiguientes de las series 





El valor de la constante P ha sido deducido de varias se- 

 ries de observaciones de deflexión á las distancias respectivas 

 de O™, 3 y 0i",4, y se ha hallado ser 



P= +0.00023545 



