( <26 ) 



m'assurais que celle- ci, après avoir dévié de l'objet pointé par l'effet de l'élas- 

 ticité de l'instrument, revenait exactement au pointé en cessant la pression. 

 Dans le cas contraire, je serrais davantage les vis. Or, en prenant cetle pré- 

 caution, il m'est arrivé de trouver constamment la même latitude, à moins 

 d'une seconde près, parles étoiles du nord et dusud,au moyen d'un nombre 

 convenable de répétitions, et les très-petites différences trouvées n'avaient 

 pas de signe constant, ce qui montre qu'elles ne venaient réellement que 

 des erreurs d'observation, et non d'une erreur systématique de l'instrument. 

 Je me suis ainsi convaincu que le théodolite répétiteur, loin de receler en 

 lui-même les causes d'erreur qu'on lui a attribuées, est un instrument d'une 

 précision remarquable et l'emporte sous ce rap|)ort sur les grands cercles. 

 » Il me paraîtrait très-important de reprendre la détermination de toutes 

 les latitudes employées dans les grandes opérations pour la mesure du mé- 

 ridien, et pour lesquelles des différences ont été trouvées au moyen des 

 étoiles du nord et du sud. On n'est pas certain que dans ces opérations les 

 vis de rappel aient présenté le même jeu pendant toute la durée des séries, 

 et qu'il y ait eu par les moyennes compensation des erreurs qu'elles ont in- 

 troduites. » 



M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la 

 Correspondance, i" un ouvrage de MM. Delesse et Laiigel, intitulé : « Revue 

 de Géologie pour les années 1862 et 1863»; 2° sept feuilles du « Bulletin 

 de l'Association scientifique ». 



M. WuRTz adresse ses remercîmenls pour l'honneur que l'Académie 

 lui a fait de le désigner pour le candidat au prix biennal. 



M. DiETZENBACHER adresse une Note portant pour titre : " De la présence 

 du sulfate de soude dans l'acide de Saxe », qui est un complément à ses 

 études sur cet acide, présentées à l'Académie par M. H. Sainte-Claire De- 

 ville. 



MIîTÉOROLOGIE. — Sur Vcipplicalion du télégraphe électrique à la transmission 

 des observations météorologiques. Lettre de M. Zaxtedesciii k M. Elie de 

 Beaumont. 



n Permettez-moi de faire une courte observation sur la Note mise au bas 

 de ma Lettre insérée au Compte rendu du 5 juin dernier, t. LX, p. 1199. 



1) La circulaire du 8 août i85:2 qui a été publiée dans le tome l", 

 I" partie, tlu Bulletin des séances de la Société Météorologique de France, séance 

 du i5 février i853, ne contient qu'une simple proposition d'appliquer les 



