( 678 ) 



MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les tem/)éralures sous- marines. Extrait 

 d'un Mémoire de M. le Contre-Amiral Coupve.nt des Rois, présenté 

 par M. l'Amiral Paris. 



(Commissaires : MM. Mathieu, Pouiilet, Laiigier, de Tessan.) 



« Les cinquante-sept observations de températures sous-marines qui font 

 l'objet de ce Mémoire ont été faites pendant le voyage des corvettes l'As- 

 trolabe et la Zélée par temps de calme dans la Méditerranée, dans l'océan 

 Atlantique et dans le Pacifique jusque par 63 degrés de latitude sud. 



u On a fait usage pour ces déterminations de la sonde d'Erickson, à la- 

 quelle on attachait le thermomètre à niaxima et à minima construit par 

 BLUiteu, sous le nom de ihermoinélrographe. Cet instrument était renfermé 

 dans un fort cylindre en cuivre, en partie rempli d'eau. 



» Sept thermométrographes, numérotés de 273 33, ont concouru à ces 

 observations. 



» La discussion a fait ressortir des anomalies singulières dans les com- 

 paraisons successives des thermométrographes avec le thermomètre étalon 

 aux diverses températures et aux diverses époques de la campagne. 



M Ces anomalies, qui ne sont pas notre fait, ne peuvent non plus être 

 reprochées à l'artiste ; elles paraissent tenir à l'association des deux 

 liquides, alcool et mercure, qui ont des points d'ébuliition très-différents 

 et des actions capillaires sur le verre opposées l'une à l'autre. Elles nous 

 ont conduit à considérer le thermométrographe de Bunten comme un 

 instrument assez imparfait. 



» Quoi qu'il en soit, de la discussion il résulte : 



» i" Que le zéro de l'instrument monte d'abord cPiuie fraction de degré: 

 c'est la variation connue qui s'observe quelque temps après la construction 

 d'un thermomètre par le travail delà matière vitreuse; elle donne ici une 

 correction négative; 



» 2*^ Qu'un accident survient ensuite, qui paraît faire sortir du réci- 

 pient une quantité plus ou moins grande d'alcool pour la faire passer au 

 travers de la colonne mercurielle; alors la correction devient additive, et 

 ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que, pour presque tous ces instru- 

 ments, cette correction se soutient la même, les petites différences qu'on 

 y observe étant presque dans les limites des erreurs de comparaison. 



