( iio8 ) 



entreprises clans Jd'aulres lieux ou dans des conditions d'emplacement 

 essentiellement distinctes. La première anomalie consiste en ce que plus 

 non multiplie le ombre d'observations, plus aussi les moyennes et les 

 mnxima ozonométriques s'élèvent, à un tel point que si l'on compare les 

 annotations quatre-horaires aux annotations horaires, ces dernières sont 

 toujours bien plus fortes que les premières. La seconde anomalie est que le 

 réactif, par une cause encore inconnue, peut s'ozoniser et se désozoniser à 

 plusieurs reprises dans l'intervalle seulement de quelques heures. De com- 

 bien d'erreurs donc doivent être entachées les observations faites jusqu'ici 

 en exposant habituellement des réactifs pendant douze grandes heures 

 avant d'en faire la lecture, sans compter d'autres causes d'erreurs inhé- 

 rentes soit à la nature chimique du réactif, soit à son exposition. 



)) On conçoit tout de suite l'utilité d'un appareil graphique, d'un ozoho- 

 graplie, en un mot, qui puisse nous fournir, sans autre ])eine que celle de 

 renouveler chaque vingt-quatre heures la feuille du réactif, avec une éco- 

 nomie de temps et de personnel considérable, des observations ozonomé- 

 triques de demi-heure en demi-heure ou d'heure en heiu'e, à volonté, à 

 l'aide de la disposition suivante : 



» Une pendule met en mouvement un axe horizontal faisant partie du 

 mécanisme d'horlogerie. Cet axe porte à son extrémité postérieure un 

 colimaçon excentrique à deux dents, au contact duquel se trouve une vis 

 de buté, fixée aune bielle ou bras de levier mobile terminé par nu cliquet. 

 Vers la base du levier, il y a un ressort antagoniste qui le maintient con- 

 stamment tendu. Tout ce mécanisme est inhérent à la partie postérieure de 

 la pendule, laquelle est fixée sur une face d'une boîte de 34 centimètres de 

 hauteur sur 27 centimètres de largeur, souleinie |)ar quatre colonnes de 

 23 centimètres d'élévation. Dans un second compartiment, vers la face 

 opposée de la boite, se trouve un axe vertical, muni d'un rochet de vingt- 

 quatre dents, sur lequel le cliquet du bras de levier vient s'engrener. Cet 

 axe soutient deux cylindres, l'un inférieur de l'ozonographe et l'autre su- 

 périeur de l'actinographe, de 33 ^ centimètres de circonférence, dont le 

 iiremicr a 5 centimètres de hauteur et le second i3 centimètres. 



» Voici comment l'appareil fonctionne : L'axe horizontal de la pendule 

 fait une révolution en une heure; le colimaçon, à son extrémité, écarte 

 doucement à gauche le levier et fait tendre le ressort antagoniste pendant 

 une demi-heure, au bout de laquelle la vis de buté du levier échappe, la 

 tête du colimaçon tombe dans le vide vers sa partie basse et entraîne le 

 cliquet posé à son extrémité, qui fait sauter une dent du rochet de l'axe 



