36 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE 



a centrifugation elle- même n'améliore pas sensiblement. Nom 

 avons tenté, en raison des faits exposés plus haut sur le rôle des 

 sels, de substituer à l'eau distillée une solution de KG à 0,5 %. 

 La clarification est beaucoup meilleure, mais on observe toujours 

 un déplacement de Pli par accroissement d'acidité. Le phéno- 

 mène est surtout sensible pour .les échantillons assez voisins de 

 la neutralité qui passent à une acidité nette (la différence peut 

 atteindre 0,5 Ph). Dans les méthodes de mesure il convient 

 donc d'éviter cette manière d'opérer. Par contre, nous recom- 

 manderons le procédé suivant que nous nommerons procédé du 

 déplacement de V équilibre quand on aura affaire à un sol de Ph 

 voisin de la neutralité : en pratiquant l'essai qualitatif avec 

 l'hématéine, le rouge de phénol ou l'acide rosolique, on dispo- 

 sera à côté du tube ordinaire un autre où l'on substituera à l'eau 

 distillée une solution de KG1 à 0,5 %. Ce second tube donnera 

 une teinte nettement différente du premier et qui sera comprise 

 dans la zone d'acidité. 



Nous opérons de la manière suivante : on verse 10 centimètres 

 cubes d'eau distillée dans trois tubes et 10 centimètres cubes de 

 solution de KC) à 0,5 % dans trois autres. On ajoute 4 grammes 

 de terre dans chacun et on mélange à plusieurs reprises par retour- 

 nement. On laisse reposer dix minutes; les tubes à chlorure de 

 potassium sont en général bien clarifiés, les autres restant plus ou 

 moins troubles. On ajoute alors dix gouttes de chaque indicateur 

 et on observe au bout de quelques instants la teinte à la partie 

 supérieure des tubes. On se guide pour cela sur le tableau inséré 

 page .'il : rappelons simplement que pour Tes terres acides l'héma- 

 téine et l'acide rosolique virent au jaune brun tandis que le 

 rouge de phénol se décolore. Dans le cas d'acidité nette, on fera 

 nu deuxième essai avec le P. nitrophénol, le rouge de méthyle 

 et le rouge congo en se bornant à un seul tube par indicateur. 



2° Mesure de Ph. — Pour les stations qui ont à examiner 

 simultanément un assez grand nombre d'échantillons, nous n'hé- 

 sitons pas à recommander la méthode des solutions types qui 

 nous paraît la plus commode, la plus précise et qui a en outre 

 l'avantage d'assurer nue éducation progressive de l'œil dans 

 le virage propre à chaque indicateur. 



