REVUE AGRONOMIQUE 127 



suivant qu'ils servent à un contrôle intermittent ou à un contrôle perma- 

 nent. Les analyseurs d'essais sont connus : appareils d'Orsat (Orsat-Sal- 

 leron, Orsat-Vignon avec eudiomètre, Orsat-Lunge, appareils avec barbo- 

 tage des gaz, etc.), doseurs d'acide carbonique. Les analyseurs automa- 

 tiques de GO 2 sont basés sur les propriétés physiques des gaz plus ou moins 

 chargés de GO 2 (densité, coefficients de transmission de chaleur mesurés 

 électriquement, indices de réfraction, viscosité) ou sur l'absorption de CO 2 

 par les alcalis (mesure directe des variations de volume, mesure de la 

 dépression causée par l'absorption, mesure de la variation de résistivité 

 électrique de la solution absorbante). Nous renvoyons au mémoire pour 

 la description de ces nombreux appareils. Les analyseurs continus permet- 

 tent de calculer le volume de fumées correspondant à une unité de poids 

 de charbon, de connaître exactement l'excès d'air et de se rendre compte 

 s'il n'y a pas d'imbrùlés dans les fumées. 



Pour connaître la chaleur sensible emportée par les fumées, il faut aussi 

 déterminer la température et faire usage de thermomètres et pyromètres : 

 pyromètres à dilatation de solides, thermomètre à dilatation de liquides avec 

 ou sans enregistreur, pyromètres à gaz, pyromètres à dilatation de vapeur, 

 pyromètres calorimétriques, pyromètres à radiation totale dans lesquels on 

 mesure soit une élévation de température, soit un phénomène de résistance 

 électrique ou de force thermo-électrique, pyromètres optiques mesurant 

 l'intensité des radiations rouges émises par les corps incandescents, pyro- 

 mètres à résistance électrique mesurant la variation de résistance d'un fil 

 de platine en fonction de la température, pyromètres thermo-électriques. 

 De à 500° on emploie les thermomètres à dilatation de liquides, gaz ou 

 vapeurs, ou les pyromètres à résistance. Le couple thermo-électrique ser- 

 vira entre 500° et 1.200°. Les pyromètres à radiations, très peu précis, 

 serviront aux températures auxquelles tous les corps se détériorent. 



Pour régler l'air admis dans le foyer, il faut connaître la différence de 

 pression au-dessus et au-dessous du foyer; ces différences sont faibles et se 

 mesurent avec des manomètres à eau; certains dispositifs permettent 

 l'enregistrement; des exemples de diagramme montrent les conclusions 

 qu'on peut en déduire. 



On peut mesurer les vitesses et les débits gazeux dans une conduite 

 soit par mesure volumétrique, soit par mesure de la pression dynamique, 

 soit par mesure de la perte de charge déterminée par une résistance; la 

 troisième méthode est actuellement la seule employée dans l'industrie 

 (tubes de Pitot, Darcy, Brabbée, pneumomètre, ajutage de Venturi, tube 

 à diaphragme ou à registre, etc.). 



La mesure des poids de vapeurs est indispensable surtout dans les indus- 

 tries chimiques; les compteurs à impulsion sont abandonnés, on utilise les 

 compteurs à flotteur, les compteurs à diaphragme (Eckardt, Gehre, Alba. 

 Kent). 



Pour connaître le rapport entre le charbon brûlé dans les chaudières et 

 la quantité d'eau vaporisée, il est nécessaire de mesurer l'eau introduite 

 par la pompe alimentaire. Les compteurs d'eaux peuvent être répartis en 

 trois classes : compteurs de vitesse, compteurs volumétriques (à pistons, à 

 roue ou bascule, à siphon intermittent), compteurs à déversoir. 



Le contrôle du charbon dépensé se fait le plus souvent en poids sur 

 bascules à main ou sur bascules automatiques; mais il existe des appareils 

 mesurant en volume le charbon passant sur les grilles mécaniques. L'ap- 

 pareil conducteur de chauffe Niclausse avertit les ouvriers du moment des 

 chargements. 



Le mémoire se termine par la description de quelques appareils indus 

 triels pour l'analyse des combustibles et des eaux d'alimentation. 



P. N. 



