ÉLECTROSCOPE 



POUR LA 



MESURE DE LA RADIOACTIVITÉ DES ENGRAIS 



Par M 110 I. CURIE 



CHARGÉE DE MISSION 



I. d.: 546.432 



DeâBQ&, WÊKP- L'appareil de mesure se compose de deux 

 parties : 



i° L'électroscope, qui sert pour les mesures; 



2° La chambre d'ionisation, dans laquelle on place la ma- 

 tière à examiner, et sur laquelle l'électroscope est fixé. 



L'électroscope est formé comme d'ordinaire par une tige 

 S qui porte une feuille d'aluminium mince F. La tige traverse 

 un bouchon d'ambre B et pénètre dans la chambre d'ionisa- 

 tion. La partie supérieure de la tige, ainsi que la feuille, sont 

 protégées par une boîte cylindrique de laiton fermée par des 

 disques de verre, au travers desquels on peut viser la feuille 

 au moyen d'un microscope à faible grossissement; l'intérieur 

 de cette boîte est desséché par de l'acide phosphorique placé 

 dans la boule D. Les disques de verre sont recouverts de toile 

 métallique, en vue de protection électrostatique. 



La chambre d'ionisation est d'un type spécial : elle a reçu 

 d'assez grandes dimensions pour qu'on puisse répartir la subs- 

 tance à mesurer sur une surface suffisante. Cette chambre est 

 une boîte parallélépipédique en zinc dont les dimensions sont 

 les suivantes : 



Longueur !^i %, 



Largeur 18 %■ 



Hauteur 8 % 



A.\N. SCIENCE AGROM. — 1922 17 



