ÉLECTROSCOPE POUR LA MESURE DES ENGRAIS 259 



d'ionisation. Sur la tige S est vissée une 'petite tige latérale T, 

 qui sert à charger l'électroscope, et qui est protégée par un 

 chapeau de cuivre quand l'électroscope est chargé. 



Le fond de la chambre A est constitué par une cuvette C 

 qu'on peut retirer en ouvrant une porte P qui forme un des 

 côtés de la chambre. Cette cuvette est très peu profonde : 

 c'est un plateau de 12 centimètres sur 36 centimètres, avec des 

 rebords de 2 millimètres de haut et séparé en trois cases de 

 I? centimètres sur 12 centimètres chacune. C'est sur cette 

 cuvette que l'on étale le produit à mesurer. 



Réglage. — On met au point l'échelle divisée qui est dans le 

 microscope. On éclaire ensuite la feuille de l'électroscope au 

 moyen d'une lampe placée du côté opposé à la lunette. On 

 charge l'électroscope et on vise un bord de la feuille. On tourne 

 la lunette de telle manière que la direction du bord de la feuille 

 soit perpendiculaire à la direction de l'échelle divisée quand la 

 feuille passe vers le milieu du champ. Une fois le réglage fait, on 

 serre fortement les vis qui fixent la lunette et on prend soin 

 de ne plus la déplacer. 



Principe de la mesure. — Voici le principe d'une mesure 

 d'activité : la substance finement pulvérisée est étalée en couche 

 uniforme au fond de la cuvette. Son rayonnement détermine 

 la décharge progressive de l'électroscope; on voit alors le bord 

 de la feuille se déplacer dans le champ du microscope sur 

 l'échelle divisée, et cela d'autant plus rapidement que la subs- 

 tance est plus active. On peut mesurer l'activité de la subs- 

 tance par la vitesse de déplacement de la feuille dans des con- 

 ditions bien déterminées. 



Pour cela, on mesure, au moyen d'un chronomètre, le 

 temps que met la feuille pour descendre de 20 petites divisions 

 (par exemple de la division go à la division 110). On choisit 

 un intervalle où la feuille descend bien régulièrement; les 

 divisions entre lesquelles on opère doivent être les mêmes pour 

 toutes les mesures. 



Soit t le temps que met la feuille pour parcourir les 20 

 divisions considérées. La vitesse moyenne de ce déplacement 



