^C)U U*S M : L\ Si [EN( i VGRONOMIQ1 I 



est (nombre de petites divisions par Beoonde). Le courant 



nisation qui trav< rse la chambre esl mesuré par oe nombre 

 en unités arbitraire -. 



On a l'habitude de comparer le courant d'ionisation produit 

 par la substance à celui d'un étalon d'oxyde d'urane. Soit x Le 

 temps de chute quand cet étalon esl placé dans la chambre 

 d'ionisation. Le courant d'ionisation, en ce caSj est mesuré 



par . el s'il n'existait aucune correction, le rapport des 



courants d'ionisation dus à la substance et à l'étalon serait ., 



Mais on doit tenir compte de ce fait que, même en l'absence 

 de toute matière active, l'électroscope se décharge lentement. 

 Soit T I" temps que met la feuille pour parcourir L'intervalle de 

 :>o division-, en vertu de cette décharge spontanée. Le quo- 

 tient prend le nom de mouvement propre Ce mouvemenl 

 varie avec L'étal de L'appareil. 



Comme ce mouvement B'ajoute dan- les mesures à 'clui 

 que produit la substance active, il en résulte que Le courant 



20 

 d'ionisation produit par celle-ci n esl pas mi sui par I , mais 



20 20 .20 



i = — =-. Il en est de mène pour l'étalon i, = _ — 

 < 'n .i par conséquent : 



. «=uo. . 



T ~ T 



Le mouvemenl propre de l'appareil n'a pas une valeur 

 strictement déterminée, mais il esl nécessaire' de Le rendre 

 ;m>si petit que possible. Pour cela, il faul que La surface du 

 chon d'ambre soit parfaitement propre et que La chambre 

 soil pte de poussières, et plus particulièrement de 'elles 



qui proviennent de maliens acth 



On peul estimer que l'électroscope est en bon état quand Le 



in<>u\enienl propre ne dépasse pas du courant produit 



11 ' ' mu ■ 



