XLII 



jjcinachicn L'indrchuniji'ii ilcin Vcrl)rauch an ricktrischer Arbeit 

 cntsj)richt. Es braucht tlahcr nur noch (hirch ein Zählwerk die Zahl der 

 Rotationen registriert zu werden, um die abgejjebene Elektrizität zu 

 messen. Das Prinzip dieser Zähler ist ausserordentlich einfach, aber 

 aucU sie leiden an schwer j:janz zu beseitif^enden Mängeln. I)a nur 

 schwache Kräfte zur Erzeugung der Umdrehungen zur Verfügung 

 stehen, so macht sich die Reibung in störender Weise bemerklich 

 und es bedarf einer besonderen subtilen Einrichtung, um die Reibung 

 nach Möglichkeil zu kompensieren. Diese Kompensierung ist nun 

 niemals vollständig zu erreichen, zumal da <lie Reibung selbst sich 

 ändert, und es kommt daher immer einmal vor, dass ein Zähler, der 

 einmal richtig war, später, wenn er sich noch mehr eingelaufen hat, 

 oder wenn an der Stelle, wo er montiert ist, die Erschütterungen 

 im Hause besonders stark sind und infolgedessen die Reibungs 

 hindcrnisse im Zähler weniger wirken, der Zähler zu laufen anfängt, 

 auch ohne das Elektrizität verbraucht wird. 



Neben diesen Fehlern des sogenannten Leerlaufs können bei 

 allen Zählern noch durch Änderung der Lage und der Stärke der 

 magnetisch auf einander wirkenden Teile Änderungen eintreten, die 

 nur durch genaue elektrische Messungen zu ermitteln und wieder zu 

 entfernen sind. 



F"ür die Prüfung der Elektrizitätszähler im Prüfamt mussten 

 nun natürlich für alle drei zu messenden Grössen die nötigen Vor- 

 kehrungen getroffen werden. So sind denn zunächst drei grosse 

 Batterien aufgestellt, um die Ströme zu liefern, welche durch die 

 Hauptstromspulen der Zähler fliessen sollen. Diese Batterien gestatten 

 insgesamt einen Strom von looo Ampere vier Stunden lang zu unter- 

 halten, sodass sie selbst für die Prüfung der grössten hier verwendeten 

 Zähler ausreichen. Zur Regulierung dieser Ströme sind drei grosse 

 Reguiierwiderslände an den Wänden befestigt, zu denen noch zwei 

 fahrbare hinzugefügt werden köunen. Zur Erzeugung der zu den 

 Messungen erforderlichen Spannungen sind acht kleine Batterien von 

 je 60 Zellen verfügbar, deren Leitungen zu einem im Hauptj^rüf- 

 raum befindlichen Verteilungsschaltbrett geführt sind. Von hier 

 kann die Schaltung beliebig ausgeführt werden, sodass man an 

 jedem Arbeitsplatz mit jeder Batterie einzeln oder mit mehreren 

 gleichzeitig arbeiten kann. In dem Hauptprüfraum sind zwei grosse 

 Doppelarbeitstische aufgestellt, an denen im ganzen zwölf Zähler 

 gleichzeitig montiert sein können. An den Wänden bequem erreich- 

 bar sind die Regulierwiderstände angebracht, an der einen Schmal- 

 seite des Raumes sind die Schalteinrichtungen für die Batterien, an 

 der anderen eine kleine Werkstatteinrichtung, wie sie für die 

 Reinigung imd Regulierung der Zähler gebraucht wird. An einer 

 Längsseite befindet .sich eine von der Hauptnormaluhr des Labora- 

 toriums betriebene Secundenuhr, sowie ein Chonograph, der Zehntel- 

 secunden genau zu registrieren gestattet. Die Messung der Ströme 

 und Spannungen geschieht durch Präzisionszeigerinstrumente neuester 

 Konstruktion, deren Richtigkeit selbst in regelmässigen Zwischen- 

 räumen kontrolliert wird. Zur beständigen Überwachung der Richtig- 

 keit dieser Zeigerinstrumente befindet sich neben dem Hauptprüfraum 

 ein zweites Zimmer für feinere Messungen, durch welche die Angaben 

 der Zeigerinstrumente auf die genauen Werte in Ampere und Volt 



