XLVIIl 



25. Sitzung am 8. Oktober. 



Vortra,£j — }icrr Dr. Joii.^. Cl.\ssen : Über die Messung 

 hoher 'rcni[)craturen. 



Der V'ortrajjcnde jjing von dt-r wissenschaftlichen Definition 

 der Teinjivratur aus, nach welcher dieselbe durch das Gaslhcrmo 

 metcr zu bestimmen ist. Da jedoch dieses Instrument für den 

 gewöhnlichen Gebrauch zu schwierig zu handhaben ist, so ist man 

 längst «lazu gekommen, sich anderer Mittel zur Tcmperaturmessung 

 zu bedienen. Für die gewöhnlichen Temperaturen wird hierfür 

 bekanntlich das Queksilbcrthermometcr benutzt ; doch ist durch «lie 

 Natur desselben seiner Verwendung eine ziemlich enge Grenze 

 gesetzt. Durch das Weichwerden des Glases und das Sieden 

 des Quecksilbers konnte man liis vor kurzem mit Quecksilber- 

 thermometern nicht gut über 350® hinausgehen ; neuerdings ist es 

 gelungen, das Quecksilberthermometer noch um weitere 200", also 

 bis 550** brauchbar zu machen, darüber hinaus versagt es jedoch 

 vollständig. An Stelle desselben wird jetzt meist die thermoelektrische 

 Methode verwendet : ein Platindrahl ist mit einem andern aus 

 riatinrhodium verschmolzen ; wird die Lötstelle erwärmt, so ent- 

 wickelt sich eine elektromotorische Kraft, aus deren Grösse die 

 Temperatur entnommen werden kann. Die Physikalisch-Technische 

 Reichsanstalt hat die schwierige Aufgabe durchgeführt, die so 

 ermittelte Temperatur mit der durch das Gasthermometer ermittelten 

 Normaltemperatur bis zu 1600'' zu vergleichen, sodass man jetzt 

 bis zu dieser Temperatur bis zu einer beträchtlichen Genauigkeit 

 Temperaturmessungen anstellen kann. Aber mit dieser Methode 

 ist dem wissenschaftlichen Bedürfnis noch lange nicht Genüge 

 getan ; für viele chemische Prozesse, die sich im Glühzustande 

 vollziehen, und für viele Leuchterscheinungen ist die Kenntnis noch 

 höherer Temperaturen von grösstem Interesse. Aber die Aus- 

 messung noch höherer Temperaturen als 1600° wird dadurch 

 wesentlich erschwert, dass jetzt das grundlegende Gasthermometer 

 versagt. Denn auch das Gasthermometer bedarf eines Gefässes, in 

 welchem eine CJasmasse abgeschlossen ist und welches sich nicht 

 verzieht oder undicht wird. Die Herstellung eines solchen Gefässes 

 für die hohen Temperaturen heller Glut ist ein Ding der Unmög 

 lichkeit. Die Basis, auf welcher von hier an allein noch eine 

 Temp)eraturskala aufgestellt werden kann, sind die Ciesetze der 

 Strahlung glühender Körper. Der Vortragende setzte des weiteren 

 diese Strahlungsgesetze auseinander, wie sie theoretisch durch 

 Kirchhoff, Stefan, Boltzm.vnn, Wien, Planck und experimentell 

 durch Wanner, Paschen, Lu.mmer, Kirlbaum, Pringsheim er 

 mittelt worden sind. Zunächst wurde die Theorie des schwarzen 

 Körpers dargestellt und auch ein derartiger zum Glühen gebracht. 

 Es wurden an der Hand der veröffentlichten Zahlentabellen die 

 Übereinstimmung zwischen den theoretisch abgeleiteten Strahlungs- 

 gesetzen mit den experimentell gefundenen erläutert und behandelt, 

 wie auf Grund dieser Gesetze jedenfalls eine Maximaltemperatur 

 ermittelt werden kann, über welcher die Temperatur eines in 

 bestimmter Glut leuchtenden Körpers jedenfalls nicht liegen kann. 



