Die Beeinflussung d. Wachsens durch vermind. Partiärpressung d. Sauerstoffs. 197 



meterstand 740 mm beirüge, würden die nach der Evakualion auf 3 mm 

 restirenden 6,08 com Luft durch Zuströmen des Wasserstoffs auf -1600 ccm 

 verdünnt und nach nochmaliger Evakuation auf 3 mm im Apparat an- 



nähernd enthalten sein ' ' ' =0,0231 ccm atmosphärische Luft, mit 



1 DUO ' ' 



0,0048 ccm Sauerstoff. Diese äußerst geringe Menge kann dann durch 

 Wiederholung obiger Operation so weit verringert w erden , dass , den 

 Wasserstoff als rein vorausgesetzt , in der Glocke fast gar kein Sauerstoff 

 mehr vorhanden ist. 



Da die Grenze genau festgestellt werden sollte, bei der die Pflanzen 

 zu wachsen aufhören , so genügten direkte Messungen mit dem Maßstab 

 nicht immer. Auch war es wünschenswerlh, die Pflanzen unter den Be- 

 dingungen zu messen , unter denen sie wuchsen , also während ihres Auf- 

 enthaltes im Apparat , besonders deshalb, weil während der Zusammen- 

 stellung und Evakuation dieses ja immerhin ein kleinerer Zuwachs möglich 

 gewesen wäre. 



Sollten sehr große Strecken gemessen werden , und kam es nicht auf 

 allzu große Genauigkeit an. so wurde vor die betreffende Pflanze unter der 

 Glasglocke ein Glasmaßstab gestellt. Unter Zuhülfenahme einer Fernrohr- 

 ablesung war auf diese Weise selbst ein Zuwachs von Yio ™ni noch zu 

 schätzen. 



Die genauesten Messungen wurden mit einem horizontal gelegten Mi- 

 kroskop mit großem Gesichtsfeld angestellt, das bei 20facher Vergrößerung 

 einen Fokalabstand von 80 mm besaß. (Mittlerweile abgebildet in Pfeffer, 

 Pflanzenphysiol. Bd. IL p. 85. Fig. 8.) 



Der horizontale Tubus des Instrumentes ist in einer Hülse mittelst 

 einer Schraube in der Richtung seiner Längsaxe beweglich. Diese Hülse 

 ist an einem vertikalen Messingcylinder befestigt, welcher mittelst einer 

 Schraube in einem Dreifuß vertikal verschiebbar ist. Er ruht seinerseits 

 wieder auf 3 Schrauben, so dass man den ganzen Apparat genau vertikal 

 und horizontal einstellen kann ; zur Kontrole ist auf dem horizontalen Tubus 

 eine Wasserwage befestigt. An der Ansatzstelle der Messinghülse befindet 

 sich an dem vertikalen Cylinder eine Mikrometerschraube, welche geringe 

 Verschiebungen in vertikaler Richtung gestattet. Im Okular ist ein in 

 120 Theile getheiltes Mikrometer angebracht; jeder Theilstrich hat bei 

 20facher Vergrößerung den Werth von 0,07 mm. Der Werth einer Schrau- 

 benumdrehung beträgt 0.792 mm. Es ist möglich, bis auf Hundertstel 

 einer Umdrehung abzulesen. Die Schraube gestattet , Strecken bis zu 

 3 cm, das Mikrometer Strecken bis zu 8 mm zu messen. Beide Messungs- 

 weisen sind von mehr als genügender Genauigkeit. Vorwiegend wurde 

 jedoch das Okularmikrometer benutzt, da die Genauigkeit so groß ist, dass 

 es genügt, Strecken von 5 bis 7 mm aus der wachsenden Zone zu messen, 

 um über auch nur geringe Zuwachse Gewissheit zu bekommen. 



