62 Referate, , 37,1. 



Schaffers Buch mit Interesse und Nutzen lesen wird, und möchten 

 nur wünschen, daß der durch den heutigen Zuschlag recht hohe Preis 



— zu dem eingangs genannten kommen noch 20 ^/^ Sortimenterzuschlag 

 hinzu — dem Werke nicht die Verbreitung versagt, die es nach 

 seinem Wert verdient! — 



Was das ausführliche Referat des Schaffee sehen Lehrbuches an 

 dieser Stelle besonders rechtfertigt, ist das etwa 30 Seiten umfassende 

 Kapitel I „Das Mikroskop" und zahlreiche , in den Text einge- 

 streute Bemerkungen zur Histotechnik, die zwar nicht ausreichen, 

 einen Neuling in die mikroskopischen Untersuchungsmethoden einzuweihen 



— wie denn auch im Vorwort ausdrücklich hierfür auf die Lehrbücher 

 von Böhm-Oppel oder Lee -Mayer hingewiesen wird — dem Geübten 

 aber trotz ihrer Kürze sehr wertvoll sind. 



In dem genannten Kapitel I bespricht Verf. (nach kurzer Er- 

 örterung des Zusammenarbeitens von Objektiv und Okular auf der 

 Grundlage der geometrischen Optik) zuerst das Stativ. Daß hier- 

 für überwiegend Reichert sehe Instrumente herangezogen sind, mag dem 

 Lokalpatriotimus zugute gehalten werden, aber daß zu einer ersten Er- 

 läuterung der Teile des Stativs das kleine Mikroskop mit Roberval scher 

 Mikrometerschraube (Parallelogrammverschiebung) ausgewählt wird, 

 das seiner ganzen Formgebung nach als veraltet gelten muß, könnte 

 nur dort gebilligt werden, wo solche Stative noch in größerer Zahl 

 im Gebrauche sind. Dann werden vollkommenere Stative und dabei 

 auch die „Prismenführung" , die BERCERSche Mikrometerschraube und 

 die [Feineinstellung mit Schlittenbewegung aber mit von oben wirkender, 

 schräg gestellte Mikrometerschraube (Steinachs Stativ von Reichert), 

 ferner die grobe Einstellung durch Zahn und Trieb, Vorrichtungen zum 

 Wechsel der Objektive, Beleuchtungseinrichtungen beschrieben. Der 

 Abschnitt Objektiv und Okular setzt eingangs die wichtigsten Feh- 

 ler der Strahlenvereinigung und die Mittel zu ihrer Beseitigung ausein- 

 ander ; (doch heißt es bei den Apochromaten irrtümlich , daß die 

 chromatische Aberration für 3 Farben paare [statt Einzelfarbeu] be- 

 seitigt sei). Bei der Besprechung des Aperturbegriffes wäre vielleicht 

 noch seine einfache Ableitung aus dem Brechungsgesetz am Platz 



gewesen \—. = — : demnach 7i sin u = n. simi. (= n„ s'mu„VL. s. f.) 



■- sm ic^ n ' X 1 \ i i y 



in Worten : Die Lichtmenge in einem Strahlenbüschel, das verschiedene 

 Medien durchsetzt, ist gleich dem halben Öffnungswinkel des Büschels 

 in dem betreffenden Medium multipliziert mit dessen Brechungsindex.] 

 Daß die Kollektivlinse des Okulars das vom Objektiv entworfene Bild 

 verkleinert und dadurch lichtstärker macht und zu seiner Ebnung bei- 

 trägt, wie Verf. allein angibt, ist nicht ihre wichtigste Leistung ; diese 

 beruht vielmehr darin, daß die vom Objektiv ausgehenden (seitlichen) 

 Strahlenbüschel geknickt und der Augenlinse zugeführt werden, so daß 

 das ganze reelle Bild überschaut werden kann, ohne daß die Augen- 

 linse bzw. das Auge mit ihr darüber hinweggefülirt werden muß. 



