37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 35 



die Bertraudlinse und Hilfslupe ein. Alsdann entwirft das Okular von 

 der Klein -Wright sehen Irisblende, die mit der Bertrandlinse ver- 

 bunden ist, ein Bild, das etwa 5 cm über dem oberen Tubusende 

 liegt und mit der Hilfslupe fokussiert werden kann. Durch eine sehr 

 geringe Tubushebung mittels der Mikrometerschraube bringt man das 

 Bild des Dünnschliffes zum Zusammenfallen mit dem der Irisblende 

 und schnürt diese soweit zu, daß nur das zur Untersuchung gewünschte 

 Mineralteilchen sichtbar ist. Klappt man dann die Hilfslupe zurück, 

 so erscheint nun sein konoskopisches Interferenzbild. Bei einem 

 Blendendurchmesser von etwa 0'5 mm beträgt der Durchmesser des 

 vignettierten Objektes für Leitz- Objektiv 7 13 |it, für Ölimmersion 

 yV nur 7 [x. Die Methode leistet also das gleiche wie Czapkis Okular 

 unter Beibehaltung der gewöhnlichen konoskopischen Anordnung (nicht 

 LASSAULxsche Methode) und hat gegenüber dem von Ehringhaus 

 (Zentralbl. f. Mineral, usw. 1919 , S. 155) beschriebenen Okulardia- 

 phragma den Vorteil, daß an Stelle der festen, sehr kleinen Diaphragma- 

 öffnung vor dem Auge das Bild einer Blende von beliebig variabler 

 Öffnung benutzt wird. — 



In betreff der im vorstehenden Aufsatz in einigen Fällen ange- 

 gebenen Preise von Instrumenten sei darauf hingewiesen , daß sie 

 bei den jetzt erfolgenden häufigen Änderungen nur einen ungefähren 

 Anhaltspunkt geben können. 



[Eingegangen am 3. Oktober 1919.] 



3* 



