37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop un(J seiner Anwendung. 33 



Die Betrachtung der astigmatischen Bildfehler in reziproken 

 Ebenen führt Berek zu folgenden Ergebnissen. Die durch den Tubus- 

 analysator hervorgerufene astigmatische Unscharfe wächst 

 im Orthoskop und Konoskop proportional derPrismen- 

 länge und der Okularvergrößerung. Bei orthosko- 

 pischer Betrachtung ergeben schwächere Systeme eine 

 größere astigmatische Störung als die stärkeren; im 

 Konoskop wächst .die astigmatische Unscharfe auch mit der 

 Eigenvergrößerung der Bertrandlinse. Kurz- und Weit- 

 sichtige empfinden die astigmatische Unscharfe des Tubusanalysators 

 gleich stark bei subjektiver Betrachtung. Die astigma- 

 tische Störung wächst im Orthoskop und Konoskop mit 

 dem Abstand des Projektionsscbirmes. Beim Ortho- 

 skop ist für die astigmatische Unscharfe die Größe der ortho- 

 skopischen Aperturblende maßgebend, im Konoskop 

 die Größe der orthoskopischen Gesichtsfeldblende. 

 Dem gegenüber verschwinden die astigmatischen Bildfehler beim 

 Aufsatzanalysator für ein auf unendlich akkommodiertes Auge (bzw. 

 für sehr großen Abstand des Projektionsscbirmes) sowohl im Ortho- 

 skop wie im Konoskop. Für Kurzsichtige und kleine 

 Schirmabstände bei der Projektion und Mikrophotographie sind 

 sie größer als für W e i t s i c h t i g e und großeSchirmabstäude. 



Einer Besprechung der verschiedenen Möglichkeiten, die theori- 

 tisch zur Beseitigung dieses so störenden Fehlers gegeben sind, führte 

 Berek zum Resultat, daß es keine realisierbare Anordnung 

 des Strahlenganges gibt, welche die Beseitigung sämtlicher astig- 

 matischer Bildfehler gleichzeitig im Orthoskop und Konoskop 

 bei fortbestehend er astigmatischer Differenzermöglicht. 

 Entgegen dem Vorschlag von Becher (s. o.), die Objektive auf unendliche 

 Bildweite zu korrigieren und so ein paralleles Strahlenbündel durch 

 den Tubusanalysator zu senden, erfolgt in dem anastigmatischen 

 Tubusanaly sator der Firma E. Leitz die Beseitigung des 

 Fehlers unter Beibehaltung der jetzt üblichen Systeme in 

 folgender, von F. Jentzsch und M. Berek unabhängig voneinander 

 angegebenen Weise. Die im Orthoskop nach der vorderen Brenn- 

 ebene des Okulars konvergierenden Strahlen werden durch 

 eine vor (= unter) dem Tubusanalysator eingeschaltete 

 Zerstreuungslinse telezentrisch gemacht, durchsetzen also 

 als paralleles Bündel das Prisma und werden dann durch 

 eine Sammellinse nach dem ursprünglichen Vereini- 

 gungspunkt zur Konvergenz gebracht. Bei richtiger Wahl 

 der Linsen tritt keine Verschlechterung des bisherigen Korrektions- 

 zustandes der Objektive ein , ebensowenig beim Einschieben des 

 Analysators eine Fokusdifferenz, so daß die zu deren Beseitigung bisher 

 übliche Korrektionslinse in Wegfall kommt. (Die Einrichtung wird 

 so ausgeführt, daß sie mit dem Analysator in fester Verbindung steht 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 37, 1. 3 



