28 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37, 1. 



bei dem in bequemster Weise von der Beobachtung in parallelem 

 zu der in konvergentem Licht und umgekehrt übergegangen werden 

 kann. Das Wesentliche der Einrichtung läßt sich aus der beigefügten 

 Abbildung (Fig. 7) entnehmen. Über einem Glasplattensatz (b) mit 

 Beleuchtungsspiegel (a), der als Polarisator dient, befindet sich ein 

 drehbarer mit Kreisteilung versehener Objekttisch (c) ; die dreikantige, 

 vertikal ausgiebig verschiebbare und durch Schraube (/) festklemmbare 

 Stange (h), trägt den drehbaren mit Kreisteilung ausgestatteten Analy- 

 sator. Ein unter dem Objekttisch einschlagbarer Ring enthält ein 

 Fadenkreuz. Die bisher beschriebene Einrichtung dient der Beobachtung 

 in parallelem Licht. Bei Untersuchung in konvergeutepi Licht klappt 

 man das eben genannte Fadenkreuz aus, dagegen das um e drehbare 

 Stück df7i ein; dieses besteht aus einem Objekttisch (Kristallträger c/), 

 unter dem ein Kondensor, über dem ein durch Zahn und Trieb (/") 

 verstellbares Linsensystem (71) mit eingebautem Fadenkreuz sich be- 

 findet. 



Der mineralogische Unterricht hat durch das von E. Leitz 

 auf Anregung von Erich Kaiser^ gebaute Demonstrations- 

 mikroskop ein sehr brauchbares Hilfsmittel erhalten. Es handelt 

 sich um ein Instrument, das gleich einigen älteren aber weniger voll- 

 kommenen Konstruktionen (vgl. M. Schwarzmann, Zentfalbl. f. Min. 

 1907, S. 615 und 0. Leiss ebendort 1913, S. 558, auch im Katalog 

 von R. FuESS , Berlin -Steglitz) ermöglicht, eine größere Anzahl auf 

 dem Objekttisch befestigter Präparate in beliebiger Folge in polari- 

 siertem oder gewöhnlichem Licht zu betrachten oder zu projizieren. 

 Wie die Abbildung (Fig. 8) zeigt, erhebt sich die Säule des Ober- 

 teiles des umlegbaren Stativs mitten über dem kreisförmigen dreh- 

 baren Objekttisch, der in seiner Peripherie zehn mit Klammern be- 

 festigte Präp^irate über ebenso vielTischötfnungen trägt. Die Präparate 

 können durch Überdeckung mit zwei Glasscheiben , die nur mittels 

 Schlüssels zu lösen sind, gegen unbefugte Berührung und Verschiebung 

 geschützt werden (unter dem Objektiv ist das Glas natürlich dem 

 Strahlengang entsprechend durchlocht). Da bei dieser Einrichtung das 

 einzelne Präparat iiicht um die optische Achse drehbar ist, wurde die 

 Polarisationseinrichtung drehbar gemacht. Der Tubus liegt 

 nämlich nicht wie gewöhnlich seiner Zahnstange in ihrer ganzen Länge 

 an, sondern ist nur oben und unten durch je ein Querstück (atib) mitihr 

 verbunden, innerhalb dessen er drehbar ist. Der zwischen Tubus und 

 Zahnstange geschaffene Raum erlaubt es, bei jeder Stellung des dreh- 

 baren Tubus Analysator und Bertrand- Linse auszuschalten. Durch 

 die Schraube Seh wird mittels Zahnradübertragung einerseits der 

 Tubus (und damit der Tubus -Analysator), anderseits der Polarisator 



^) Über ein, Demonstrationsmikroskop für den mineralogischen und 

 petrographischen Unterricht (Zeitschr. f. Kristallographie, Bd. 53, 1913, 

 S. 397; auch als Mitteilungen der Leitz -Werke Nr. 2, 1914). 



