37,1. Schmidt: Vom Polnrisationsmikroskop und seiner Anwendung. 25 



Objektives keine Zentrierung nötig ist (es fehlt also der Zentrierkopf 

 am Tubus). 



Die gesamte Beleuchtuugseinrichtung kann durch Zahn 

 und Trieb gehoben und gesenkt werden. Sie wird in drei Aus- 

 fuhrungen geliefert: l) als Z w eiblendenkondensor nach Berek 



Fig. 6. Stativ CM von E. Leitz, Wetzlar. 



(Preis 160 M.), N. A. 0"85 mit verringerter Aberation aus einem 

 verkitteten unteren Linsenteile und einem oberen, drei- 

 linsigen Klappteil, das auch bei höchster Stellung das Be- 

 leuchtungssystem durch seitlichen Knopf rascli ein- und ausgeschaltet 

 werden kann. Über dem unteren Liusenteil ist eine ' Apertur- 

 Irisblende angebracht, eine zweite Gesichtsfeldblende un- 

 mittelbar unter dem Ahkens- Prisma , das als Polarisator dient 



