24 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37.1. 



Seihert s „Neues Polarisationsmikroskop 10", kurz 

 vor dem Kriege konstruiert und seither in der Ausarbeitung einzelner 

 Teile noch vervollkommnet, ist ein Instrument, das hohen Ansprüchen 

 genügt: weit ausladendes und so für Nebenapparate Rauö» bietendes, 

 umlegbares Oberteil, durch Zahn und Trieb einstellbares Auszug- 

 tubus mit Millimeterteilung, Bertrand- Linse, drehbarer Tubus- 

 ana 1 y s a t o r mit Korrektionslinse, Aufsatzanalysator mit Teil- 

 kreis und Nonius, Objektivzentrierkopf, drehbarer mit Grad- 

 teilung und Nonius versehbarer Tisch, dessen Stellung durch Schraube 

 fixiert werden kann, dreilinsiges durch Schneckenschraube vertikal ver- 

 stellbares Kondensorsystem mit Irisblende, dessen obere 

 Linse zur Seite geklappt werden kann; Polarisator , der durch 

 Drehung um eine horizontale Achse seitlich und nach unten ausgeldappt 

 werden kann (Preis 470M.-[- lOO^/o Teuerungszuschlag). Als klei- 

 neres Instrument empfiehlt sich bei Seibert durch geschmack- 

 volle Form und praktische Einrichtung 10 C (Fig. 5). 



Wie bei den genannten Firmen so macht sich auch bei E^. Leitz 

 in Wetzlar das gesunde Bestreben bemerkbar, die Zahl der Stativ- 

 typen einzuschränken; so werden im Preisverzeichnis 1915 „Polari- 

 sationsmikroskope mit weitem Gesichtsfeld" nur zwei Stative angeführt, 

 beide mit seitlicher Mikrometerschraube und zwar CM — s. Fig. 6 — 

 (Preis 660 M. -|- 100 ^/q Teuerungszuschlag, einschließlich Zweiblenden- 

 koudensorN.A. 0'85 und Objektivzangenwechsler mit drei zentrierbaren 

 Einsatzringen) mit der bekannten endlosen Leitz sehen Mikrometerbe- 

 wegung (1 Intervall der Teilung = 0"002 mm), GM (Preis 460 M. 

 -j- lOO^/o Teuerungszuschlag, einschließlich Kondensor und Wechselvor- 

 richtung für die Objektive) mit der neuen Kugelmikrometerschraube 

 (1 Intervall = 0'005 mm). Außerdem unterscheiden sich die beiden 

 Instrumente durch die Lagerung des Tubusanalysators und Bewegung 

 der BERTRAND-Linse, die beim kleineren (GM) freihändig erfolgt; 

 ferner wird nur zum Stativ CM ein Aufsatzanalysator regelmäßig 

 geliefert. 



Bei beiden Instrumenten ist das Stativ (vgl. Fig. 6) größer als 

 bisher, der Tubus erweitert, das G esichtsfel d durch Anwendung 

 von Okularen mit etwa 30 mm freier Öffnung ungefähr auf das Doppelte 

 gesteigert; die BERTRAND-Linse zentrierbar, vertikal verschiebbar und 

 mit Irisblende zur Verkleinerung des Gesichtsfeldes bei konosko- 

 pischer Betrachtung versehen, der Tu busanalysator mitKorrektions- 

 liuse ausgestattet (bei Stativ CM außerdem um 90^ drehbar und mit 

 Ablesung von 5 zu 5^). 



Mit Hilfe eines in den weiten Tubus einhängbaren Zwischen- 

 stückes können auch die gewöhnlichen Okulare benutzt und in diesem 

 Falle die BERTRAND-Linse durch eine andere von passender Brenn- 

 weite ersetzt werden. Die Befestigung der Objektive am 

 Tubus erfolgt durch Zaugenwechsler , deren jeder mit Hilfe von 

 Schraubenschlüsseln genau zentriert wird, so daß beim Wechseln des 



