22 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



li n e Kippe und Tubiisaiiszug (konstante Tubuslänge) , nur mit 

 Einstellung- durch feinen Zahn und Trieb , die aber auch für starke 

 Systeme ausreicht, soll dem Anfangsunterricht dienen. Zur Ausführung 

 selbständiger Arbeiten wird empfohlen das mineralogische Kurs- 

 stativ, ohne Kippe UM (Fig. 4), vervollkommnet gegenüber dem, 

 erstgenannten durch Feineinstellung mittels seitlicher Mikrometerschraube 

 (Teilung = ^/^oq mm), und den Tubusauszug mit Skala ,und Führungs- 

 leiste, die eine Drehung der Fadenkreuzokulare ausschließt. Nur 

 durch Kippvorrichtung von diesem verschieden ist Stativ III M. Preise 

 der Stative: 250, ."500 und 325 M. Alle drei Instrumente be- 

 sitzen gleichmäßig: drehbaren Tisch von 10 cm Durchmesser mit 

 Gradteilung (Ablesung mittels Nonius bis ^uf Vio^); ®^^' ^^^^ ausschalt- 

 baren T u b u s a n a 1 y s a 1 r und Bertrand- L i u s e — bei der festen 

 Tubuslänge des Stativs I M für Objektiv 6 und Okular 3 berechnet — , 

 Objektivzentrierkopf mit Schlitz für Quarz-, Gips-, 

 Glimmer plättchen, Objektiv-Zangen w echsler , drehbaren, 

 durch Klemmschraube feststellbaren Polarisator nach Ahrens mit 

 Teilung von 15° zu 15® und Eiustellmarke an der Hülse, Konden- 

 sor aus 2 Linsen , von denen die obere durch Vierteldrehung eines 

 seitlichen Knopfes ausgeschaltet werden kann ; am unteren Ende der 

 Polarisatorfassung läßt sich eine Irisblende anbringen ; der ganze Be- 

 leuchtungsapparat kann durch Schneckenschraube gesenkt und schließ- 

 lich seitlich ausgeklappt werden. Der Spiegel ermöglicht durch Exzen- 

 trischstellen schiefe Beleuchtung. Auf satzanaly satoren können 

 nachbezogen werden. Alle drei genannten Mikroskope zeigen einfache 

 aber gefällige Formen und bei der geschilderten optischen Ausrüstung 

 muß schon das kleinste als durchaus brauchbares Instrument gelten. 

 W. und H. Seibert in Wetzlar, schon seit langem rühmlich be- 

 kannt durch ihre Polarisationsmikroskope, liefern nunmehr 

 gemäß schriftlicher Mitteilung der Firma sämtliche (mit Ausnahme der 

 beiden kleinen Nr. 11 und 13) Instrumente dieser Art mit seitlicher 

 Mikrometerschraube, indem die im Katalog (1915) angegebenen 

 Stativformen 10 A und lOB (S. 53 und 55) mit der alten Prisma- 

 führung in Zukunft nicht mehr angefertigt werden und Stativ 11 

 (S. 58) von jetzt ab in der Form des Stativs 6E (S. 43) ausgeführt 

 wird. Doch ist dabei zu bemerken, daß die Mikrometereinrichtung 

 von 1 1 (=■ 6 E) eine Hebelmikrometerbewegung ist, indem die 

 Schraube, deren seitlicher Kopf nach 'Wunsch rechts oder links am 

 Tubusträger angebracht wird , auf einen Hebel drückt und so den 

 Tubus langsam hebt. Da bei dieser Anordnung der Tubus mit seiner 

 Fübrungsbahn sich leicht in die Höhe bewegt, werden Objektiv und 

 Deckglas bei unbeabsichtigtem Aufstoßen aufs Präparat wirksam ge- 

 schützt. Diese Mikrometerbewegung soll nach Seibert absolut halt- 

 bar und exakt sein. Bei den übrigen Stativen dagegen ist die seit- 

 liche Mikronieterschraube nach dem Typus der Beuger sehen Fein- 

 bewegung gebaut (1 Intervall der Teilung = 0'002 mm). 



