18 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37, 1. 



8*5 mm, 4'5 mm und 3 mm Brennweite, welch letztere keine depolari- 

 sierende Wirkung zeigten und bei starken Anforderungen an Güte 

 und Ebenheit der Bilder unter Berücksiclitigung des Ansclialfungs- 

 kosten starken Apochromateu vorzuziehen sind. Die Objektive werden 

 mittels Zangen Wechsler dem Tubus angefügt und können an 

 diesem durch eine Zentriervorrichtung mit fein gearbeiteten 

 Stellschrauben genau justiert werden. Bei den Fadenkreuzoku- 

 1 a r e n macht Wülfing darauf aufmerksam, daß häufig Kurzsichtige 

 das Fadenkreuz nicht scharf zu erkennen vermögen , weil die ver- 

 stellbare Augenlinse sich nicht genügend einschieben läßt, 

 obwohl (gemäß einer graphischen Darstellung) der nach dieser Rich- 

 tung für den Kurzsichtigen zu bietende Spielraum umfangreicher sein 

 muß als für den (entsprechend) Weitsichtigen. 



Zur Prüfung von Objektiven und Kondensoren auf die 

 geringe Span nun gsdoppelbrechu n.g , die beim Fassen der Linsen 

 entsteht und auf die Erscheinungen sehr schwach doppelbrechender 

 und sehr dünner Blättchen störend einwirken kann , empfiehlt Wül- 

 fing (etwa ^/.Q.mm dicke) Glimmerblättchen unter etwas schraubiger 

 Biegung der Lamelle schräg auseinander zu reißen , so daß an der 

 Rißstelle äußerst dünne Glimmerlagen stufenweise aufeinander folgen. 

 Die dünnen, schon im gewöhnlichen reflektierten Licht Newton sehe". 

 Farben zeigenden Stellen dieser Glimmerblättchen (Dicke unter 1 fx) 

 sind nicht zum vorliegenden Zweck geeignet, wohl aber Dicken von 

 etwa 3^/2 f-i. Sie lassen erkennen , daß man es selten mit völlig 

 spannungsfreien Fabrikaten zu tun hat und könnten in der Hand 

 eines geschickten, mit der Linsenfassung betrauten Arbeiters heilsame 

 Verwendung finden. 



Von den fünf Irisblenden, die für das Polarisationsmikro- 

 skop vorgeschlagen wurden: 1) nach Berek, weit unterhalb des Kon- 

 densors, 2) in der Nähe des Kondensors oder zwischen seinen Linsen 

 (wie am gewöhnlichen AsBESchen Beleuchtungsapparat), 3) in der 

 Nähe der Amici- Linse, 4) in der oberen Brennebene der letzten, 

 5) nach Czapski im Okular — hat Wülfing an seinem Instrument 

 nur die Nummern 2, 4 und 5 anbringen lassen. Denn wie er zeigt, 

 ist die Czapski sehe Blende der Berek sehen als Gesichtsfeld- 

 blende bei stärkeren Vergrößerungen weit überlegen, indem sie bei 

 300facher Vergrößerung zehnmal kleinere Objekte (solche von 25 /^ 

 Ausdehnung) zu isolieren vermag. Als Aperturblende bei mikro- 

 skopischem Strahlengang wählt Wülfing die übliche Blende des 

 Abbe sehen Beleuchtungsapparates und bei teleskopischem Strahlen- 

 gang die Blende in der oberen Brennebene des Amici , die 

 wirksamer ist als die Berek sehe Blende und auch als die in der 

 Nähe der Amici -Linse untergebrachte. 



Da man sich fast immer eigentlicher Slikroskopobjektive zum 

 Beobachten der Achsenbilder bedient, obwohl sie vielfacli kost- 

 bar und vorsichtig zu handhaben sind und ihre spezifische Eigenscliaft, 



