37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 17 



Zwei drellinsige Kondensoren kommen zur Anwendung, von 

 denen der eine, für gewöhnlich benutzte (N. A. 1"40) aus zwei leicht 

 zu trennenden Teilen besteht, deren unterer (eine plankonvexe Sammel- 

 linse) auch für sich gebraucht werden kann, der andere mit stets 

 vereint bleibenden Linsen (N, A. 1*50) für Beobachtungen mit Achsen- 

 winkelsystemen dient (s. u.). 



Der Tubusanaly sator (um 90" und durch Vermittlung eines 

 abnehmbaren einfachen ^tangenwerkes (s. Fig. 3) zugleich mit dem 

 Polarisator drehbar) in einem leicht beweglichen Kasten unterge- 

 bracht, der sich im Objektivrohr ein- und ausschalten läßt, ist ein 

 RiTTER-FRANKSchesPrisma von einer wirksamen Breite von 11 X 12 mm. 

 (Er kann gegen ein GAUsssches Spiegelglas [WniGHTSches Glas] aus- 

 gewechselt werden.) Der Auf satzanalysator mit einem Limbus von 

 ganzen Graden besteht aus einem dreiteiligen Ahrens - Prisma mit 

 der Ritter -Frank sehen Variante. Um die mit dem Einschalten des 

 dicken Kalkspatkörpers verbundene Verlängerung des Strahlengangs 

 (Duo DE CHAULNESSches Phänomen) und dadurch veranlaßte iNötigung 

 zu einer Neueinstellung des Mikroskopes zu vermeiden, bedient man 

 sich bekanntlich einer über dem Tubusanalysator angebrachten Kor- 

 rektionslinse, die zugleich mit ihm eingeschoben wird. Wülfing 

 berechnet die passende Brennweite solcher Linsen für- seinen und für 

 verschiedene andere Tubusanalysatoren, zeigt aber auch, daß eine für 

 bestimmte Tubuslänge berechnete Linse von mittlerer Brennweite für 

 andere Tubuslängen nicht mehr paßt und daß man überhaupt keine 

 allzu strengen Forderungen an den Ausgleich durch diese Korrektions- 

 linsen stellen darf. Auf die Beseitigung des von Becher untersuchten 

 Astigmatismus des Tubusnicols (SoRBVsches Phänomen) verzichtet 

 Wülfing bei seinem Instrument, weil bei mineralogisch - petrogra- 

 phischen Untersuchungen die Objekte nicht jenen Grad der Feinheit 

 und die Vergrößerungen nicht ein solches Maß erreichten, daß jener 

 Astigmatismus besonders hervorträte. 



Im Ajiici-Rohr (s. 0.) ist die zentrierbare Amici-Bertrand- 

 Linse mit einer in ihrer oberen Brennebene gelegenen Irisblende 

 untergebracht, die in Verbindung mit dem Okular und Objektiv (als 

 Amici -Fernrohr, Konoskop) zur Betrachtung der Achsenbilder 

 dient. Da die Güte der Achsenbilder je nach der Eigenart der 

 Präparate sehr wechselt, wird man bald ein nur schwach, bald ein 

 erheblich verkleinerndes Fernrohr benutzen sollen. WtJLFiNG schlägt 

 vor (für das „Awi"- System, 4 mm, s. u.) ein RAMSoENSches Okular 

 mit quadrierter Wrigiit- Skala und je nach der Stellung der Amici- 

 Linse 0- bis ISfacher Verkleinerung vorzugsweise zum Ausmessen 

 dicker Präparate mit scharfen luterferenzbilderu und ein zweites 

 Spezialokular, dessen dem Objekt zugekehrte Linse die Rolle 

 des Amici übernimmt, mit 28facher Verkleinerung. 



Als Objektive empfiehlt Wülfing die Winkel sehen A p c h r 0- 

 mate 40 und 25 mm und die Fluoritsysteme von 13 mm, 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 37, 1. 2 



