37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 15 



Ordnung der Teile jener von Berger -Zeiss an, doch wurde das Aus- 

 maß der Teile so getroffen, daß bei einer Umdrehung der Mikro- 

 meterschraube eine Tubusbewegung von O'l mm bewirkt wird und 

 somit jeder Teilstrich an der hundertteiligen Skala der (rechten) 



Fig. 3. Polarisationsmikroskop nach E. A. WixFiNG, ausgeführt 

 von K. WiNKELj Göttingen. 



Griffschraube genau den Wert von 1 ft besitzt (zehntel jj. 

 lassen sich noch abschätzen). Ein solcher Anschluß an das Dezimal- 

 system ist konsequenter als Mikrometerschraubenköpfe mit 100 Teil- 

 strichen von einem Intervall = 2 /u, oder 50 Teilstrichen, deren jeder 

 4 fj. gilt , oder gar mit 40 Teilstrichen zu je 1 /u. (Wülfing sagt 



