14 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37, 1. 



nerischen Erläuterung über den Einfluß des Senkens des Kondensors 

 unter Berücksichtigung des oben erwähnten Gesichtspunktes zum 

 Ausdruck kommen ,, was möglich sein dürfte. Es sei hier bemerkt, 

 daß auch das Senken einer (Zylinder-)Blende ohne Kondensor eine 

 Beschränkung der Apertur durch Fortfall der peripheren Teile der 

 Lichtquelle herbeiführt. Übrigens sehe ich in der Irisblende auch 

 bei gegebener Möglichkeit, den Kondensor vertikal zu verstellen, 

 einen unentbehrlichen Teil des AnBESchen Beleuchtungs- 

 apparates, indem z.B. bei Benutzung eines Immersionskonden- 

 sors (zur Erfüllung der vollen Öffnung von Tauchlinsen [N. A.> 1] 

 mit beleuchtenden Strahlen) eine gelegentliche Verkleinerung der 

 Apertur ohne Iris recht umständlich wird, auch die exzentrisch ver- 

 stellbare und drehbare Irisblende ein so bequemes Mittel zur schiefen 

 Beleuchtung unter allen Azimuten ist, wie ein zweites nicht zur Ver- 

 fügung steht. — 



Auf weit zurückreichenden Vorarbeiten fußend, gibt E. A. Wülfing 

 die Beschreibung eines neuen Polarisations^mikroskops^, 

 das nach seinen Anregungen von der Firma R. Winkel G. m. b. H. 

 in Göttingen ausgeführt wird. Diese Abhandlung ist nicht wie in 

 ähnlichen Fällen so oft eine liebevolle und ins einzelnste gehende 

 Schilderung aller Schrauben , Klammern , Hebel usw., sondern ent- 

 hält zahlreiche durch Zeichnungen erläuterte Auseinandersetzungen 

 und rechnerische Ableitungen über die Optik von polarisierenden Prismen 

 und Beleuchtungsapparat, über mikroskopischen und teleskopischen 

 Strahlengang, Wirkung der Blenden usw., die von allgemeinerem 

 Interesse sind. 



Das Wülfing -Winkel sehe Stativ (Fig. 3) ist von großen Dimen- 

 sionen und steht auch bei horizontal umgelegtem Oberteil selbst bei 

 belastetem Tubusende fest. Das umgelegte Oberteil kann durch eine 

 auf dem rückwärts weisenden Sporn des Fußes befindliche (in der 

 Abbildung nicht wieder gegebene) , in ihrer Höhe mittels Schrauben- 

 kopf etwas veränderlichen Stütze sehr bequem auf bestimmte Strahlen- 

 richtungen (etwa einen Monochromator) eingestellt werden. Der Tubus 

 besteht aus drei ineinander gleitenden Rohren, dem Objektiv-, 

 A M I c I - und Okularrohr; das zweite! kann durch einen Trieb an 

 der Stirnseite des Mikroskops verstellt und seine Lage gegen das 

 Objektivrohr an einer Millimeterskala abgelesen werden. Die grobe 

 Bewegung des Tubus erfolgt in der üblichen Weise durch Zahn- 

 stange und Trieb und läßt sich an einer Millimeter teilung mit 

 Nonius über eine Länge von etwa 80 mm und auf zehntel Millimeter 

 genau ablesen. 



Die Feinbewegung schließt sich in der prinzipiellen An- 



^) Ein neues Polarisationsmikroskop und kritische Betraclitungen über 

 bisherige Konstruktionen (Abhandl. d. Heidelberger Akademie der Wissen- 

 schaften; math.-naturw. Klasse, 1918, 6. Abhandl.; m. 2 Tfln. u. 32 Textfig. 



79 S.). 



