12 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



Daß diese Methode zur Vermeidung des Astigmatismus vorzügUclie 

 Ergebnisse liefert, zeigt u. a. ein Photogramm von Becher, bei dessen 

 Herstellung das Mikroskop durch ein Fernroh rokular an- 

 astigmatisch korrigiert war (Einschieben eines gutkorrigierten 

 Fernrohrobjektivs oder photographischen Objektivs in das untere 

 Ende des Tubusauszugs und Verstellen desselben, bis ein sehr ferner 

 Gegenstand scharf erscheint): die feinsten Staubpartikelchen (im 

 Duukelfeld oder doppelbrechende bei gekreuzten Nicols) erscheinen 

 vollkommen scharf! (Fig. 2b) — 



Bei der Vollkommenheit des Instrumentariums und der Methodik, 

 welche die Untersuchung mit dem Polarisationsmikroskop in der 

 Mineralogie (Petrographie) erreicht hat, wird das Erscheinen der 

 vierten verbesserten Auflage von E. Weinschenk s be- 

 kanntem Werk „Das Polarisationsmikroskop" (früher „An- 

 leitung zum Gebrauch des Polarisationsmikroskops", VI u. 171 S., 

 bei Herder, Freiburg i. Br. 1919, Preis geb. 9 M.) von allen freudig 

 begrüßt werden, die sich dieses Instruments bedienen. Trotz der 

 drückenden Zeitlage in tadelloser Ausstattung und preiswert, dem 

 Anfänger ein guter Führer zum Eindringen in das an sich schwierige 

 Gebiet, dem Geübten ein zuverlässiger Ratgeber im Zweifelsfalle, wird 

 es auch wie bisher^ durch die klare Darstellung dem Polarisations- 

 mikroskop Freunde erwerben. Die bewährte Anordnung des Stoffes 

 ist völlig beibehalten, aber eine größere Anzahl neuer, instruktiver 

 Bilder eingefügt. 



Wenn ich hier auf einige Fehler dieses Buches aufmerksam mache, 

 die mir beim Durchblättern auffielen, so soll das keine Einschränkung 

 einer Empfehlung, sondern den Wunsch ausdrücken, daß sie künftig 

 ausgemerzt werden. Auf S. 29 der IV. Auflage (aber auch ^chon 

 in früheren Auflagen) heißt es : „Man prüft die Linsensysteme auf 

 das völlige Fehlen der chromatischen Aberration , am besten mittels 

 der Abbe seilen Testplatte, eines versilberten Glasplättchens , in 

 welchem Systeme paralleler Linien in verschiedenen mikroskopischen 

 Abständen eingeritzt sind. Ein apochromatisc h es System zeigt 

 auch diejenigen Liniensysteme, die es eben noch aufzulösen imstande 

 ist, völlig klar und ohne farbige Ränder^." Anscheinend liegt hier 

 eine Verwechslung mit der NoBERTSchen Testplatte vor, die Gruppen 

 paralleler, mit dem Diamant in Glas geritzter Linien von abnehmender 

 Entfernung besitzt und früher zur direkten Prüfung der Auflösung 

 eines Objektivs diente, was heute zweckmäßiger durch die Messung 

 seiner Apertur, des für die Auflösung ausschlaggebenden Faktors, 

 geschieht. Die Abbe sehe Testplatte dagegen weist bekanntlich einen 



') Referat über die erste Auflage (1901) 8. d. Zeitschr. Bd. 18, S. 244, 

 über die zweite (190G) ebendort Bd. 2H, S. 126. 



^) Auf derselben Seite unten wird nochmals beim Auflösungsver- 

 mögen gesagt: . .. „der AßBESchen Testplatte mit ihren verschiedenen 

 Liniensystemen." 



