37, 1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung, n 



einer Substanz von positiver Doppelbrechung ist praktisch 

 nicht durchführbar , dasselbe gilt von der Verminderung des 

 Astigmatismus durch Verlängerung des Mikroskoptubus 

 (= Verminderung der Winkelötfnung der durchgehenden Büschel). 



Das Mittel zur völligen Beseitigung des Astigmatismus besteht 

 offenbar darin, jedes zu einem Objekt- undBildpunkt 

 zugehörige Büschel in ein paralleles Strahlenbündel 

 zu verwandeln und als solches durch den Analysator 

 zu senden. Dabei kommt auchdie sonst durch den 

 Nicol bewirkte Verschiebung der Bildpunkte (Bild- 

 verzerrung) nicht nur für achsenparallele, sondern 

 auch für schiefe Büschel in Wegfall. Da eine unendliche 



Fig. 2. Feiner Schleifstaub von Echinodermenkalk in polarisiertem Licht 

 aufgenommen, a) mit Tubusanalysator, b) mit anastigmatischem Polarisa- 

 tionsmikroskop. Vergr. 187 : 1. Nach S. Becher. 



Verlängerung des Tubus nicht möglich ist und ein HuYGENSSches 

 Okular nur konvergente Strahlen aufnehmen kann, muß das Okular 

 durch eineEinriclitung ersetzt werden, die nur paral- 

 lele Strahlen aufnimmt; eine derartige Einrichtung würde 

 grundsätzlich mit einem auf unendlich eingestellten Fern- 

 rohr identisch sein. Wahrscheinlich wird es sich praktisch 

 erweisen, nicht an Stelle der Okulare einem Mikroskop ebenso viele 

 Fernrohre mitzugeben, sondern die üblichen Huygens sehen Okulare 

 beizubehalten und sie durch ein einziges im Tubus angebrachtes 

 Objektiv zu ergänzen. Dabei müßten allerdings die Objektive auf 

 unendliche Bildweite korrigiert werden — und damit würde die 

 von Abbe herrührende theoretische Auffassung des Mikroskops als 

 einer Kombination von Lupe und astronomischem Fernrohr verwirk- 

 licht sein. 



