10 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37, 1. 



Wie im vorhergehenden über manches, das bei Becher exakt 

 ausgeführt ist, nur andeutungsweise berichtet wurde, so kann, auch 

 über die geometrische Darstellung der astigmatischen Störung auf 

 Grund trigonometrischer Durchrechnung eines weit- 

 geöffneten axialen Büschels bei einem Thompson sehen N i c o 1 , 

 über die kaustischen Störungen durch sphärische Aber- 

 ration, die Beziehungen von As tigmatismus und Bild- 

 verzerrung u. a. m. in Kürze nicht eingegangen werden. 



Nur die Hauptergebnisse des zweiten Teils der genannten Abhandlung 

 von Becfier : Beseitigung des Astigmatismus (bei Anwendung 

 des Tubusa nalysators) und der Bildverzerrung beim Polari- 

 sationsmikroskop sollen noch gewürdigt werden. Eine erste Lösung 

 wäre die Umgehung des Fehlers durch Anwendung von 

 Analysatoren, die den ordinären Strahl benutzen: seine 

 Wellenfläche ist eine Kugel und die Störung des Strahlenverlaufs 

 durch einen derartigen Analysator würde sich auf dieselben Momente 

 beschränken wie bei einer planparallelen isotropen Platte. Obwohl 

 derartige Polarisatoren existieren , haben sie sich entweder wegen 

 technischer Schwierigkeiten keinen Eingang in die Praxis verschaflfen 

 können, oder ihre Anwendung ist mit anderen Nachteilen verknüpft. 

 Es bleibt also nur übrig, astigmatische Analysatoren zu verwenden 

 und ihren Astigmatismus nachträglich zu korrigieren. Man könnte 

 nun zunächst daran denken , in ähnlicher Weise , wie der Ophthal- 

 mologe den Astigmatismus des menschlichen Auges durch An Wendung 

 einer Zylinderlinse beseitigt , so auch das Polarisations- 

 prisma mit einer solchen zu versehen. Doch handelt es sich hier 

 nur um eine sehr oberflächliche Analogie , indem der Astigmatismus 

 der doppelbrechenden Platten schlechthin als, Astigmatismus behandelt 

 wird. Aber auch wenn es gelänge, die zu einer exakten Korrektion 

 des Nicolastigmatismus geeignete Zylinderlinsenform zu finden , so 

 erheben sich noch allerlei weitere Schwierigkeiten, vor allem die, daß 

 eine derartige Korrektion immer mehr oder weniger auf Kosten der 

 Orthoskopie geht. Die Aufhebung des Astigmatismus und der Bild- 

 verzerrung durch Verwendung einer plan parallelen Platte 



lysator zu umgehen, hat die Firma Leitz neuerdings über dem Nicol eine 

 schwache SammeUinse angebracht. Diese Hutnicols können nicht ganz frei 

 vom Astigmatismus sein (vgl. Becher a. a. 0. S. 296 Anmerkung) — Der 

 Hutnicol wird wohl heutigentags am meisten von Biologen verwendet, 

 nicht nur weil er in einfachster Weise zusammen mit einem in den Blenden- 

 träger des AniJE sehen Apparates einhängbaren Polarisator jedes gewöhn- 

 liche Mikroskop in ein Polarisationsmikroskop umwandelt, sondern auch 

 weil bei diesen Forschern öfter das Bedürfnis vorhegt, Objekte bei starken 

 und stärksten Vergrößerungen in polarisiertem Licht zu untersuchen. 

 Die durch den Tubusanalysator hervorgerufene Verschlechterung des Bildes 

 ist aber unter solchen Umständen so beträchtlich, daß wohl jeder Biologe 

 lieber die Unbequemlichkeit des eingeschränkten Gesichtsfeldes in Kauf 

 nimmt — vor allem wenn er nur gelegentlich polarisiertes Licht benötigt — 

 als sich mit der Unscharfe des Bildes abplagt. 



