8 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



zwei zueinander senkrechten Ebenen verlaufen) : ein solches Büschel 

 wird bei Einstellung auf einer zur Achse senkrechten Mattscheibe 

 eine scharfe und eine unscharfe Lichtlinie ergeben. 



Kehren wir nun wieder zu den Erscheinungen am Schleif- 

 staub im polarisierten Licht (Tubusanalysator) zurück, an 

 denen der Astigmatismus sich besonders auffallend zeigt. Bei hoher 

 Einstellung gewahrt man die distale Brennlinie (in Richtung senk- 

 recht zum Nicojhauptschnitt) , bei tiefer einen dazu senkrechten 

 hellen Strich, die proximale Brennlinie; bei mittlerer Einstellung 

 bedingen die Strahlen der erwähnten zwei Ebenen ein kleines astig- 

 matisches Kreuz , das durch die nicht in die beiden betrachteten 

 Hauptebenen eingefallenep Strahlen zu einem Licht fleck verbreitert 

 wird (vgl. Fig. 2a). Liegen alle Objektpunkte in einer Ebene, so 

 erscheinen ihre Bilder bei derselben Einstellung gleichartig ; sind aber 

 die Gegenstandsweiten der einzelnen Objektpunkte verschieden , so 



Fig. 1. Schema für den Astigmatismus eines (homozentrischen) konver- 

 gierenden Strahlenbüschels, das eine doppelbrechende Platte durchlaufen 

 hat. Nach S. Becher, etwas vereinfacht. 



H Hauptebene; die dazu senkrechte Ebene schraffiert. 

 pB proximaler, dB distaler Brennpunkt, bzw. Brennliuie, 



können von Objektpunkten näher dem Objektiv die unteren Strich- 

 bilder gleichzeitig mit den oberen solcher Objektpunkte, die dem 

 Objektiv ferner liegen, sichtbar sein. Diese Verhältnisse werden bei 

 Becher an sehr hübschen Mikrophotogrammen von Schleifstaub erläutert. 

 Stellt man bei der gleichen Aufnahme zuerst auf die proximalen, dann 

 auf die distalen Brennlinien ein, so entstehen sehr scharfe astigmatische 

 Kreuze , was ebenfalls mit einem schönen Photogramm belegt wird. 

 Bewirkt man die Einstellung auf die beiden astigmatischen Bild- 

 linien eines Objektpunktes (nicht wie gewöhnlich durch Benutzung der 

 Mikrometerschraube sondern) durch Verschieben des Okulars 

 (== Änderung der Tubuslänge), so ergibt die Verschiebung direkt den 

 Abstand der beiden Bilder, die „astigmatische Differenz". 

 Bei einem Mikroskop, das mit einem Glan -Thompson sehen Prisma 

 von 2*5 cm Länge ausgerüstet ist, beträgt die astigmatische Differenz 

 über 3 mm ! Die Länge der Brennlinien beläuft sich bei einem 

 schwächeren Objektiv auf etwa ^/^ mm. Da die Erscheinung 

 durch das Okular entsprechend vergrößert wird , be- 



