37,2. Schmidt: Über die Untersuchung tierischer Hartsubstanzen, m 



Reflexionsblättcliens oder -prismas für die Beleuchtung des ganzen 

 Sehfeldes ausfindig zu machen. Das stört sehr bei photographischen 

 Aufnahmen, fällt für die subjektive Beobachtung aber weniger ins Ge- 

 wicht. Ein Abweichen von der Horizontalebene verursacht nicht nur 

 einen Ausfall an reflektiertem Licht, sondern oft starke Verschleierung 

 oder völliges Unkenntlichwerden der Struktur. Um die angeschliffenen 

 Flächen eines Objektes, das auf einen Objektträger mit Wachs oder 

 Paraffin aufgekittet ist , horizontal zu orientieren , liefert Leitz 

 eine kleine Handpresse. Vielleicht würde es sich empfehlen , ein 

 kleines , allseits bewegliches Einstelltischchen mit Kugelgelenk ähn- 

 lich dem von Leitz hergestellten Einstelltisch für makrometellographische 

 Objekte herzustellen, das auf dem Objekttisch Platz fände und die 

 richtige Orientierung der Schliffläche erleichtert. 



Aus dem Vorangegangenen ergeben sich die Eigenschaften , 

 die biologische Objekte besitzen müssen, um zu einer 

 Untersuchung mit dem Opakilluminator brauchbar zu er- 

 scheinen. Zunächst kann es sich nur um Objekte handeln, die eine 

 Beobachtung ohne Deckglas zulassen (es sei denn, es komme 

 nur auf Untersuchungen mit Tauchlinsen an). Undurchsichtige Ob- 

 jekte scheinen bessere Bilder zu geben als durchsichtige, helle bessere 

 als dunkle. Ferner ist Voraussetzung zur Eignung für den Opak- 

 illuminator , daß die Objekte hinreichend ebene und glatte 

 Flächen entweder von Natur besitzen, oder solche an ihnen künst- 

 lich (durch Schleifen) hergestellt werden können. 



Solchen Anforderungen genügen im weiten Maße die meisten 

 tierischen Hartsubstanzen, die bisher an Dünnschliffen 

 untersucht wurden, wie Knochen und Zahnsubstauzen der 

 Wirbeltiere, die Kalkschalen der Mollusken, das Kalk - 

 Skelett der Echinodermen und Korallen. Nachdem ich einige 

 Stichproben in dieser Richtung gemacht hatte , die sich als befrie- 

 digend erwiesen, sind solche Versuche auf meine Anregung in etwas 

 größerem Umfange im Laboratorium der Leitz -Werke in 

 Wetzlar unternommen worden; auf ihr Ergebnis stützen sich die 

 folgenden Mitteilungen ; auch die Mikrophoto^ramme der Tafeln sind 

 im genannten Laboratorium hergestellt. 



Bei den Versuchen, den Opakilluminator zur Untersuchung tie- 

 rischer Hartsubstanzen zu verwenden , ging ich von der Überlegung 

 aus, daß hier ein Material vorliegt, das in bezug auf Härte und Schleif- 

 barkeit den Objekten der Metallmikroskopie ähnelt; daß ferner das 

 bisher übliche Präparationsverfahren der Hartsubstanzen, 



