136 



Schmehlik: Polarisation im binokularen Instrument. 



37, 2. 



Polarisation im binokularen Instrument. 



Von 



R. Schmehlik, 



Berlin- Lichterfelde. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Die Lichtpolarisation findet in der Mikroskopie bei subjektiver 

 Beobachtung, in der Mikrophotographie und in der Mikroprojektion 

 in ausreichendem Maße statt, und zwar sowohl im durchfallenden als 

 auch im auffallenden Licht. Dagegen ist es mir nicht bekannt, daß 

 man die Lichtpolarisation bei Verwendung eines binokularen Instru- 

 mentes benutzt hat. Ich habe eines meiner binokularen Instrumente 



mit einer Polarisationseinrichtung ausgestattet und bin mit dem Er- 

 gebnis sehr zufrieden. Für den Polarisator benutze ich ein Ahrens- 

 sches Prisma wegen seines großen Arbeitswinkels. Für die Analy- 

 satoren muß ein genau abgestimmtes Prismenpaar zur Verwendung 

 kommen und man benutzt hierbei ein möglichst kurzes System von 

 ebenfalls verhältnismäßig großem Arbeitswinkel, wie z.B. gekürzte 

 Glan- Thompson- oder Ahrens- Prismen. Da aber die Analysatoren 

 beim Einstellen der Okulare für die Pupillendistanz eine entgegen- 

 gesetzte Drehung erfahren würden, habe ich die Analysatoren a in 

 je einem auf das Okular aufsetzbaren Tubus h drehbar angeordnet 

 und die beiden Tuben durch ein teleskopartig ineinander verschieb- 

 bares Rohrsystem c miteinander gekuppelt, so daß bei Verstellung der 

 Okulartuben die Analysatortuben b sich zwar mit den Okularen gegen- 

 oder voneinander bewegen , ohne aber eine Drehung mitzumachen. 

 Bei dieser Anordnung det- Polarisationseinrichtung müssen natürlich 



