178 Köhler: Methoden z. Prüfung d. Lichtbrechung v. Flüssigkeiten. 37, 3. 



Testplatte notwendig, über die niclit jeder Mikroskopiker verfügt. 

 Dann hat sie aber auch einen grundsätzlichen Nachteil. Mängel des 

 Bildes brauchen nämlich nicht von der Beschaffenheit der Immersions- 

 flüssigkeit herzurühren, sondern können auch durch Beschädigungen 

 des Objektivs usw. verursacht sein. Es ist also ein Verfahren er- 

 forderlich , das von der Beschaffenheit des Immersioiisobjektivs un- 

 abhängig ist. 



Es sollen im folgenden zwei solcher Verfahren beschrieben 

 werden, die schon lange benutzt werden, um die Brechungsexponen- 

 ten mikroskopischer Objekte zu bestimmen, aber für den vorliegen- 

 den Zweck sonderbarerweise noch nicht angewandt worden zu sein 

 scheinen. 



Die erste Methode gründet sich auf das Auftreten eines hellen 

 Streifens an Grenzflächen, die der Mikroskopachse parallel sind. 

 Sie wird folgendermaßen ausgeführt. Ein 0'15 bis 0*20 mm dickes 

 Glasplättchen, das aus einem Glase hergestellt ist, dessen Brechungs- 

 exponent 71d gerade 1*515 beträgt und das eine senkrechte, scharf 

 mit dem Diamanten geschnittene Kante aufweist, wird zwischen einem 

 gewöhnlichen Deck- und Tragglas in einen Tropfen des zu prüfen- 

 den Öls eingebettet. Die scharfe Schnittkante wird mit 80- bis 100- 

 facher Vergrößerung so eingestellt , daß sie als scharfe , schwarze 

 Linie erscheint. Besitzt das Mikroskop den vollen Abbe sehen Be- 

 leuchtungsapparat, so entfernt man den Kondensor und legt in den 

 Blendenträger eine spaltförmige Blende , deren Breite ^J^q ihres Ab- 

 standes von der Objektebene beträgt. Gestattet das Mikroskop, weil 

 ihm der vollständige Beleuchtungsapparat fehlt, diese Anordnung nicht, 

 so kann man eine Spaltblendö auf den Spiegel legen. Ihre Breite 

 muß aber ebenfalls ^/^q des Abstands vom Tisch sein. Die Doppel- 

 bilder , die im Spiegel entstehen , stören nicht , wenn der Spalt in 

 der Einfallsebene , d. h. der Ebene liegt , die durch die Mikroskop- 

 achse und das Einfallslot des Spiegels bestimmt ist. Das Präparat 

 richtet man so aus, daß die scharfe Schnittkante des Glasplättchens 

 dem Spalt parallel gerichtet ist. 



Hat man nun scharf auf die einfache, dunkle Grenzlinie einge- 

 stellt, so zieht man, während man in das Mikroskop blickt, das Okular 

 rasch 1 bis 2 cm aus dem Tubus heraus , ohne sonst etwas an der 

 Einstellung zu ändern. Dann beobachtet man, je nach dem Verhalten 

 der Ölprobe, folgendes. 



1) Das Öl hat die richtige Lichtbrechung und Zerstreuung: 

 Dann beobachtet man einen rotgelben, schmalen Farbensaum auf 



