180 Köhler: Methoden z. Prüfung d, Lichtbrechung v. Flüssigkeiten. 37,3. 



gewöhnlichen Deckglas ausführt : es wird die unter 3) beschriebene 

 helle Linie auf der Glasseite auftreten. 



Die zweite Methode ist das bekannte Verfahren, das nach 

 ScHRÖDEH VAN DER KoLK benannt zu werden pflegt. Man bedarf 

 dazu nicht einmal eines Glasplättchens , sondern beliebige unregel- 

 mäßige Splitter, wie sie sich in grobem Glaspulver finden, genügen. 

 Das Glas muß aber den richtigen Brechungsexponenten vi^ = 1*515 

 besitzen. Die Vergrößerung wählt man entsprechend der Größe der 

 Splitter. Bei stärkeren Objektiven ist es ratsam, die Apertur durch 

 geeignete Blenden soweit zu vermindern, daß auch bei schiefem Licht 

 keine merklichen Farben oder Lichtnebel auftreten. Blenden dieser 

 Art sind bei Dunkelfeldbeleuchtung im Gebrauch ; insbesondere sind 

 diejenigen Blenden geeignet, welche bei der älteren Art der Dunkel- 

 feldbeleuchtung mittels des Abbe sehen Beleuchtungsapparats und 

 der Sternblende früher benutzt wurden und die Apertur der Systeme 

 auf etwa 0*3 abblendeten. 



Man beleuchtet das Präparat zunächst mit geradem Licht und 

 regelt dann die Blendenöffnung des Beleuchtungsapparats so, daß 

 die Apertur des Beleuchtungskegels etwas größer ist, als die des 

 Objektivs. Man prüft dies in bekannter Weise, indem man das Oku- 

 lar entfernt und auf die Hinterlinse des Objektivs hinabblickt. 



Dann faltet man einen Streifen aus schwarzem Papier so , daß 

 er etwas breiter ist als der Durchmesser der Blendenöffnung. Er 

 soll so lang sein, daß man die Enden noch bequem halten kann, 

 wenn man ihn zwischen Kondensorsystem und Blendenträger des Abbe- 

 schen Beleuchtungsapparats einschiebt. Ist das Mikroskop nicht mit 

 dem vollen Abbe sehen Beleuchtungsapparat versehen, so verschiebt 

 man den Streifen möglichst dicht an der Blende. Fehlt auch der 

 Kondensor, so beleuchtet man mit dem Hohlspiegel, blendet aber 

 auf alle Fälle das benutzte Objektiv soweit ab — mittels der schon 

 erwähnten „Dunkelfeldblenden" — , daß seine Apertur kleiner bleibt 

 als die des Beleuchtungskegels. ' 



Man schiebt nun zunächst den Streifen langsam über die Öff- 

 nung der Blende — oder im letzten Fall zwischen Hohlspiegel und 

 Objekttisch — , bis die Blendenöffnung fast völlig verschlossen ist — 

 wir wollen das die erste Stellung des Streifens nennen — und dann 

 weiter , bis sie sich wieder öffnet. Das sei die zweite Stellung des 

 Streifens. Den Rand des Papierstreifens, der bei der Bewegung vor- 

 angeht, nennen wir den Vorderhand des Streifens (FÄ Abb. 1) 

 und den anderen den Hinterrand (HS). In dem — umgekehrten 



