196 Köhler: Methoden z. Prüfung cl. Lichtbrechung v. Flüssigkeiten. 37,3. 



jedem der beiden l^mkte ein Strahlenkegel in das Objektiv eintritt, 

 der dessen — unter Umständen allerdings durch eine besondere 

 Blende beschränkte — Apertur vollkommen beansprucht. Die Greuz- 

 strahlen dieser Kegel seien r- und 3-^ sowie 2* und 4*. Die Ein- 

 trittspupille sei, dem Abstand der beiden Punkte gegenüber, so weit 

 entfernt, daß die Grenzstrahlen paarweise als parallel gelten können. 

 Wir verfolgen zunächst diese Kegel rückwärts , gegen die Richtung 

 des einfallenden Lichtes, um festzustellen, wie groß wir die Blende 

 im Beleuchtungsapparat wählen müssen, damit solche Kegel, die die 

 Apertur des Beobachtungssystems voll beanspruchen, von den beiden 

 Punkten ausgehen können. Zur Vereinfachung beschränken wir uns 



3"!. 



nk 



11. 



darauf, die Strahlen innerhalb des Einschlußmittels, das je nachdem 

 einen kleineren (;n^.) oder einen größeren (n^) Brechungsexponenten 

 als das Prisma besitzt, zu verfolgen. Von den Brechungen, die an 

 den ebenen Flächen des Deckglases und des Trfigglases stattfinden, 

 können wir für unsere Zwecke absehen. Dann gehen die Strahlen 

 des Kegels 7* bis 5* in allen Fällen durch den Punkt 0^ ohne 

 Ablenkung hindurch. Dagegen wird Tier Strahlenkegel 2'= bis -f/*, 

 der durch den Punkt 0^ im Innern des Prismas hindurch verfolgt 

 werden muß, jedenfalls abgelenkt. Und zwar nach dem „Rücken" 

 des Prismas hin (Abb. 10 und 11), wenn die Flüssigkeit den kleineren, 

 nach der „Schneide" hin (Abb. 12 und 1.3), wenn sie den größeren 

 Brechungsexponenten aufweist. Die Strahlen 1 und 2 sowie 3 und 4 

 unterhalb der Einstellebene sind also nicht mehr paarweise parallel. 

 Es ist klar, daß beide Punkte nur dann Strahlenkegel 1* bis 3^^ 

 und 2* hh 4'^ in das Objektiv senden können, die dessen Apertur 



