37,3. Köhler: Methoden z. Prüfung d. Lichtbrechung v. Flüssigkeiten. 201 



brennt, und etwa 3 cm lang ist. Das U-Rohr stellt man so ein, daß 

 die unterste Spitze der Flamme gerade in die Papierrolle hineinschlägt. 

 Sie bringt die aufgesaugte Natronlösung zum Verdampfen und der 

 Dampf färbt die Flamme gelb. Da das Papier immer neue Flüssig- 

 keit aufsaugt, kann es nicht verbrennen. Im Notfall füllt man Salz- 

 lösung durch den längeren Schenkel nach. 



Will man das Natriumlicbt abstellen , ohne die Flamme ganz 

 auszulöschen, so genügt es, den Hahn 1 teilweise zu schließen. Die 

 Flamme wird dann so kurz , daß sie nicht mehr in das Papierrohr 

 hineinreicht und damit hört die starke Dampfbildung auf. Der zum 



16. 



Schutz gegen Nebenlicht — und hier auch gegen Luftzug — die- 

 nende Blechstyiinder 11 (Abb. 16) wird auf dem oberen Rand des 

 Glaszylinders 10 aufgehängt, dieser wird mittels der Schrauben 4 an 

 der Brennerkrone befestigt. 



Um die Fließpapierrolle herzustellen , wickelt . man zwei etwa 

 5V2 'jis 6 cm breite Streifen Filtrierpapier, deren Länge entsprechend 

 der Größe der Papierbogen etwa 60 cm beträgt, übereinander 

 auf ein Stück Glasrohr von passender Dicke. Der obere Rand der 

 Rolle soll etwa ^/^ cm über den K'and des kurzen Schenkels hinaus- 

 ragen. 



Die Lampe gibt, solange genügend Flüssigkeit in dem U-Rohr 

 enthalten ist, eine gleichmäßig leuchtende Natrontlamme, deren Hellig- 



