37, 3. Metzner : Methode d. Aperturbestiiumung an Immersionsobjektiv. 205 



wähnten einfachen Apertometer : Objektiv mit Hilfsblende am unteren 

 Ende des Tubus) unter Benutzung eines jMikrometerokulars auf die 

 liintere Brennebene einstellen. 



Damit ist unsere Methode völlig charakterisiert. In der Regel 

 wird man allerdings nicht die Halbmesser, sondern die Durchmesser 

 der Kreise messen. Beträgt z. B. der Gesamtdurchmesser 68 Teil- 

 striche, der der des hellen Kreises 52 Teilstriche, so ist die Aper- 

 es 

 tur des Objektives Ap ^ —) = 1'31. Der dunkle Ring erschwert 



die Ablesung des äußeren Durchmessers. Im Interesse genauer Ab- 

 lesung gehe ich infolgedessen so vor : auf den Objekttisch des Mikro- 

 skopes wird ein Blatt bedrucktes Papier gelegt , darauf eine etwa 1 cm 

 dicke Spiegelglasscheibe (beliebiger Dimension, aber nicht unter 6 cm 

 Kantenlänge). Das Objektiv wird genähert und mit der Glasplatte 

 durch Wasser oder Öl verbunden. Eine Einstellung des Objektives auf 

 eine bestimmte Ebene ist niclit erforderlich. In der hinteren Brenn- 

 ebene erscheint nun das Bild der untergelegten Schrift, auf deren Rand- 

 partien mit dem Hilfsobjektiv bequem durch Verscliieben des Tubus- 

 auszuges eingestellt werden kann. Der umgebende Kreisring er- 

 scheint durcli das an der unteren Fläche der Glasplatte (-1) reflektierte 

 Licht erhellt und spiegelartig glänzend, so daß die erforderlichen Ab- 

 lesungen leicht und sicher gemacht werden können. Das Aussehen 

 des Gesichtsfeldes ist in der Textfigur bei 31 angedeutet worden. 

 Die Dicke der Glasplatte spielt ebenfalls keine wesentliche Rolle ; 

 dickere Platten sind nur deshalb vorteilhaft, weil bei ihnen das Bild 

 der Schrift der Unterlage genauer mit der hinteren Brennebene zu- 

 sammenfällt. Für ausreichende Beleuchtung der Platte samt Unter- 

 lage schräg von oben her ist natürlich Sorge zu •tragen. — Ebenso 

 läßt sich die Apertur von Imraersionskondensoren bestimmen. Wegen 

 der Größe der Linsen ist hier das llilfsmikroskop entbehrlich und es 

 genügt, einen Millimetermaßstab direkt an die weit geöft'nete Irisblende 

 anzulegen , die sich ja annähernd am Ort der hinteren Brennebene 

 befindet. Nur muß man parallaktische Ablesungsfchler nach Möglich- 

 keit zu vermeiden suchen. 



[Eingegangen am 12. Juli 1920.] 



