37,3. Fürth: Mikrometrisch einstellbarer Anschlaji^ f, Mikroskopstative. 209 



Ein mikrometi'isch einstellbarer Anschlag für 



Mikroskopstative. 



Von 

 Reinhold Fürth 



in Prag. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Die im folgeuden beschriebene kleine Konstruktion die für die 

 speziellen experimentellen Zwecke- des Verfassers hergestellt worden 

 war, hat sich im Verlaufe verschiedener Arbeiten mit dem Mikroskop 



C 



V '" '^'ir .''c 4^ ,v 



/ 



SJillii i 



1. 



so gut bewährt,^ daß es vielleicht nicht überflüssig erscheint, sie hier 

 näher zu beschreiben , da sie , wie mir scheint , von vielen Mikro- 

 skopikcrn mit Nutzen angewendet werden könnte. 



Die Vorrichtung ist für meine Zwecke speziell dem Zeiss- Stativ I 

 angepaßt worden, kann aber mit geringfügigen Änderungen an jedem 

 Stativ der gebräuchlichen Form verwendet werden. Sie ist in Abb. 1 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 37, S. 14 



