37, 3. Fürth: Mikrometrisch einstellbarer Anschlag f. Mikroskopstative. 211 



Ende der Schraube e gegen die obere Platte n des Triebgehäuses 

 des Mikroskopes und verhindert ein weiteres Senken des Tubus. Durch 

 entsprechendes Drehen der Stellschraube hat man es in der Hand, 

 diese Tiefe, in welcher der Anschlag erfolgen soll, nach Belieben zu 

 regulieren, wobei die Dimensionen des Apparates so bemessen sind, 

 daß die Benützung wohl für alle gebräuchlichen Objektive , sei es 

 bei direktem Ansatz an den Tubus , sei es bei Verwendung eines 

 Revolvers oder Schlittenwechslers, möglich ist. 



Die Vorteile , die der kleine Apparat dem Mikroskopiker zu 

 bieten vermag, sind die folgenden. 



1) Stellt man die Stellschraube ein für allemal so ein, daß 

 das mikroskopische Präparat beim Herabschrauben bis zum Anschlag 

 vom Objektiv eben nicht berührt wird, so ist man sicher, auch bei 

 Verwendung der für das Gefühl unempfindlichen Feinverstellung ein 

 Zerdrücken des Präparates durch das Objektiv zu vermeiden, was 

 sonst bekanntlich, namentlich bei Verwendung von Immersionen leicht 



möglich ist. 



14^ 



