212 Fürth: Mikrometrisch einstellbarer Anschlag f. Mikroskopstative. 37,3. 



2) Jede Berührung der Frontlinse des Objektivs mit einem 

 harten Körper schädigt diese Linse, resp, kann sie in ihrer Fassung 

 lockern, wie es z. B. namentlich bei den apocliromatischen Immersions- 

 objektiven ziemlich leicht geschehen kann. Die Verwendung der An- 

 schlagsschraube in der oben beschriebenen Anordnung sichert den 

 Mikroskopiker ohne jede weitere Vorsicht vor jeder solchen Schädigung. 



3) Bei Beobachtung von lebhaft bewegten Lebewesen oder auch 

 der Brown sehen Bewegung unter dem Mikroskop ist man genötigt, 

 ein individuelles Objekt lauge Zeit hindurch mit dem Auge zu ver- 

 folgen, wobei man die Einstellebene ununterbrochen verändern muß. 

 Dabei kann es, namentlich bei Verwendung von Objektiven mit kleinem 

 freiem Objektabstand leicht geschehen, daß man dabei mit dem 

 Objektiv so tief kommt, daß man das Deckglas drückt oder gar zer- 

 bricht. Auch das ist bei Verwendung des Anschlages ausgeschlossen. 



4) Häufig wünscht man, von vornherein eine bestimmte Ebene 

 des Objektes in einer bestimmten Höhe über dem Objektträger ein- 

 zustellen. Auch das gelingt ohne weiteres durch Einstellen des An- 

 schlages mittels der Mikrometerteilung auf eine bestimmte Höhe über 

 dem Objekttisch. Dies ist besonders dann von Wichtigkeit, wenn es 

 sich um schwer sichtbar zu machende Objekte handelt, so daß man 

 es dann nicht nötig hat , gleichzeitig die Einstellebene und die ent- 

 sprechende Stelle am Objektträger zu suchen, sondern von vornherein 

 der richtigen Einstellebene sicher ist. 



5) Schließlich erlaubt die Vorrichtung auch noch die Tiefen- 

 messung mikroskopischer Objekte mit einer Genauigkeit von 0*002 mm 

 und kann so als Ersatz oder in Ergänzung der Angaben der mikro- 

 metrischen Feinverstellung des Tubus Anwendung finden. 



Der fertige Apparat kann von Herrn W. Kühnel, Mechaniker 

 am physikalischen Institut der deutschen Universität in Prag, bei Ein- 

 sendung des Tubus und Angabe der Art des zu benützenden Statives 

 bezogen werden. 



'O^ 



Prag, im Juni 1920, 

 Physikalisches Institut der deutschen Universität. 



[Eingegangen am 28. Juni 1920.] 



