236 Referate. 37,3. 



Referate. 



1. Mikroskop und Nebenapparate. 



Phanindra Nath Ghosh, On the diffraction theöry of 

 microscopic vision (Phys. Rev. [2] vol. 14, 1920, 

 S. 497—502). 

 Beschreibung mit Photographie der Veränderungen im Beugungs- 

 muster, wenn auf hellem Grunde ein schwarzes Kreuzgitter durch 

 einen sehr langen geradlinigen Spalt betrachtet wird, der diagonal 

 liegt und dessen Weite allmählich abnimmt. Bei genügender Enge 

 bestellt das Beugungsbild aus einer Reihe äquidistanter heller und 

 dunkler Linien, die senkrecht zum Spalt verlaufen. Der elementare 

 Fall eines einzelnen schwarzen 90^ Kreuzes auf hellem Grunde wird 

 einer angenäherten mathematischen Analyse unterworfen, und die Um- 

 rißlinien werden numerisch und graphisch angegeben. Qualitativ 

 wird hieraus erklärt, wie im allgemeinen Fall das Beugungsmuster ent- 

 steht. - Siedento'pf {Jena). 



Rheinberg, J., Über Herstellungsmethoden von mikro- 

 skopisch feinen Lineaturen und Rastern auf 

 Glas für optische Instrumente (Photogr. Industrie 

 Jahrg. 1920, S. 310—312). 

 Bisher stellte man diese vielfach mit der Teilungsmaschine dar: 

 Liniieren mit der Diamantspitze entweder direkt auf Glas oder auf 

 Asphalt- oder Wachsschichten, welche dann als Ätzgrund für die^ 

 nachfolgende Ätzung mit Fluorwasserstoff dienten. Beim Gravieren 

 auf Glas bricht dieses leicht dort aus, wo die Linien sich kreuzen. 

 Neben einem ähnlichen Fehler leidet die Liniier-Ätzraethode auch noch 

 daran, daß leicht Flecken entstehen, indem der Ätzgrund der Fluß- 

 säure nicht vollkommen widersteht. 



Daneben hat man in Deutschland, z. B. für Mikroskop -Okular- 

 Mikrometer , ein . rein photographisches Verfahren verwendet. Die 

 Emulsion muß natürlich sehr feinkörnig sein. Anscheinend handelt 

 es sich um ein Kollodiumverfahren oder den Taupenot- Prozeß. Auch 

 eingebrannt hat man solche Mikroaufnahmen von Liniaturen und Gittern. 



