37,3, Referate. 241 



dem Xylol- Paraffingemische verwendet werden. Ebenso kann das 

 -Älittel benutzt werden zur Entfernung des Paraffins aus den Präpa- 

 raten, zur Reinigung von Kanadabalsam, Zedernöl usw. Da es neutral 

 reagiert, beeinflußt es nicht im geringsten die Färbung der Präparate, 



Seh iefftrclecker {Bonn) . 



Escher, H. H., Grundlagen, einer exakten Histochemie 

 der Fettstoffe (Abdr. aus Corr.-Blatt f. Schweizer Ärzte 

 1919, Nr. 43, 15 S. m. 1 Tfl.). 

 In dieser vorläufigen Mitteilung wird von etwa 20 „Fett- und 

 Terpenstoften" das Verhalten gegen Scharlach (oder Sudan), Osmium- 

 säure, Kaliumhypermangauat, Marchis Gemisch, sowie gegen die Ver- 

 fahren von Weigert, Benda usw. graphisch dargestellt, alles auf 

 Grund von zahlreichen Versuchen mit einer Änderung von Altmanns 

 bekanntem Verfahren des Aufbringeus der Stofte auf Papier. Verf. 

 hat dazu von 1 — 2^/oigen Lösungen der etwa 40 Stoffe in Äther usw. 

 Tröpfchen auf Zigarettenpapier oder Mattglas gebracht und nach dem 

 Verdunsten des Lösemittels diese „künstlichen Gefrierschnitte" ge- 

 härtet, gebeizt, gefärbt usw. (S. 6). Zur Lösung des Sudans be- 

 währte sich das Gemisch von „1 Teil gerein, techn. Azetonöl und 

 2 Teilen TO^/o Äthylalkohol (Dimethylketou S. P, 57*^, Methyläthyl- 

 keton S. P. 79")"; sollte das Sudan bei 80° wirken, so wurde es 

 im Gemische von „1 Teil technischem Propylalkohol und 1 Teil Wasser 

 (S. P, ca.-90°C,)" gelöst, worin „auch das sonst sehr leicht lösliche 

 Triolein genügend unlöslich ist" (S, 8), Auf S. 9 Zahlenangaben über 

 den Beginn der Reduktion von OsO^ und KMnO^ durch Formol, 

 Alkohole, Ameisensäure usw. P. Mayer {Jena). 



Bräutigam, F., Eine neue Mikroskopierlampe (Wiener klin. 

 Wochenschr. Jahrg. 32, 1919, Nr. 33, S. 844 m. 1 Abb.). 

 Verf. beschreibt eine neue Mikroskopierlampe, die von C. Reichert 

 in AVien hergestellt wird. Als Lichtquelle di&nt eine Halbwattlampe 

 von hoher Leuchtkraft, deren Fäden auf einem engen Räume zusammen- 

 gedrängt und so orientiert sind, daß sie in der Richtung der optischen 

 Achse einer an einem horizontalen Rohre untergebrachten Sammel- 

 linse hintereinander liegen. Hierdurcli wird eine bedeutende Konzen- 

 tration der Licht ausstrahlenden Fläche erreicht, so daß die Intensität 

 für Untersuchungen mit Dunkelfeldbeleuchtung vollkommen ausreicht. 

 Die Lampe ist ferner so eingerichtet, daß zentrischer Auffall des 

 Lichtbündels auf den Spiegel gesichert ist. Durch Einschaltung eines 

 mattierten Blaufilterglases in einen Schlitz des die Linse tragenden 

 Rohres ist eine genügende Dämpfung zu erreichen, so daß die Lanipe 

 für Beobachtungen mit durchfallendem Lichte ohne weiteres zu ver- 

 wenden ist. Diese Vorzüge und die recht einfache Handhabung 

 empfehlen diese Lampe für eine weite Verbreitung in Ärztekreisen. 



Schiefferdccher {Bonn). 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 87,3. IG 



