37,4. Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 



277 



geschlossenen, innen geschwärzten Kasten, in dem drei Spiegel unter- 

 gebracht sind. Das Licht trifft , nachdem es durch die Kondensor- 

 linse Cj (Abb. 4) parallel gemacht worden ist , auf den Amalgam- 

 spiegel xS'j, wird auf den , am Boden liegenden Amalgamspiegel S^ 

 reflektiert, gelangt von da aus nach dem schwarzen Spiegel S.^ und nach 

 abermaliger Reflexion in der ursprünglichen Richtjang zu der Kondensor- 

 linse Cg und dem Präparat. Die beiden Spiegel Ä^ und S^ sind am 

 Deckel des Kastens befestigt, der um das Scharnier Seh drehbar ist. 

 Wird der Deckel um einen bestimmten Betrag gehoben, so wird der 

 direkte Weg von C^ nach C^ für die Lichtstrahlen freigegeben und so 

 der Übergang vom polarisierten zum gewöhnlichen Licht bewerkstel- 



Scf) 



4. 



Spiegelpolarisator für Projektion (Erklärung im Text). 



ligt. Im einzelnen gestaltet sich die Konstruktion folgendermaßen : Der 

 Innenraum des Kastens mißt 22X16X13 cm. Das Holz wird 

 etwa 5 mm, das Bodenbrett l6 mm stark gewählt. Das Bodenbrett 

 hat dann die Maße 23 X 14 cm, die Stirnwände 16*5 X 14 cm, die 

 Seitenwände 22 X 16 cm und der bewegliche Deckel 22 X 14 cm 

 (er liegt also nur den Seitenwänden auf, wärend er an die Stirnwände 

 anstößt). Die Stirnwände tragen zur Aufnahme der Kondensorlinse 

 je eine kreisrunde Öffnung von höchstens 6 cm Durchmesser (richtet 

 sich nach dem Durchmesser der vorhandenen Linsen; es genügen 

 auch 4 bis 5 cm), deren Zentrum 12*65 cm vom unteren Ende entfernt 

 ist (vgl. Abb. 4)^^. Die Spiegel ä^ und ä, sind 9X12 cm groß und 



^) In Abb. 4 ist versehentlich 16 cm fülr diese Strecke angegeben; 

 der wirkliche Wert ist also 12-65 cm. 



