280 Metzner: Über Mlkroprojektion im polarisierten Licht. 37,4. 



die eine Anzahl dünner Glasplättchen eingeschaltet sind (vgl. Abb. 6). 

 Bei der Konstruktion ließ ich mich hauptsächlich von dem Gedanken 

 leiten, die Nachteile der Glasplattensätze — die sehr geneigten End- 

 flächen, die damit zusammenhängenden Lichtverluste und Verzer- 

 rungen — möglichst zu vermeiden. Weil die Lichtverluste haupt- 

 sächlich auf die Reflexionen an den äußeren an Luft , grenzenden 

 Flächen zurückzuführen sind, mußte versucht werden, den Winkel 

 zwischen Lichtstrahl und Einfallslot an der ersten (und letzten) polari- 

 sierenden Fläche möglichst klein zu machen. Das ist, wie . man ohne 

 weiteres sieht, dann erreicht, wenn der Lichtstrahl die erste polari- 

 sierende Reflexion an der Grenze Glas -Luft erfährt. Der Polarisatious- 



6. 



Analysatorprisma. 



Winkel beträgt in diesem Fall rund 33 '^ — beim Übergang von Luft 

 zu Glas dagegen 57*^. Die Endflächen des Prismas müssen im rechten 

 Winkel zur Strahlenrichtung angeordnet werden, wodurch weitere Ver- 

 luste durch Reflexionen vermieden werden. Die Maße der Prismen 

 sind aus . den Voraussetzungen ohne weiteres abzuleiten. Die Grund-' 

 flächen werden zweckmäßig quadratisch hergestellt. Der Prismenwinkel 

 berechnet sich aus der bekannten von Bkewsteu aufgestellten Formel 

 n = tg a, weil e gleich dem Einfallswinkel der Lichtstrahlen ist und 

 € und a sich zum rechten Winkel ergänzen (vgl. Abb. 6). Die Länge 

 des "Prismas wird so gewählt , daß der Abstand AD noch 3 bis 

 5 mm beträgt, um ein bequemes Fassen des ganzen Prismas zu ge- 

 währleisten. Um die Polarisation möglichst vollständig zu machen, 

 sind eine größere Anzahl von Glasplatten zwischen die Prismen ein- 



