37,4. Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 283 



Kondensorlinse C^ wieder konvergent gemacht und vereinigen sich zu 

 einem Bilde des glühenden Kraters in dem projizierenden Objektiv. 

 Das Objekt befindet sich in P an einem senkrechten Objekttisch. Das 

 Ganze muß sorgfältig zentriert werden und die Lage des Kraterbildes 

 bei B darf sich nicht ändern, wenn der Deckel des Polarisators hoch- 

 geklappt wird. Um das zu erreichen, wird die Zentrierung erst bei 

 hochgeklapptem Deckel vorgenommen. Dann wird das Objektiv soweit 

 zurückgeschraubt, daß das Kraterbild auf der Mitte der Frontlinse er- 

 scheint. Zur genaueren Einstellung bediene ich mich eines runden 

 Blechplättchens, das mit einem passenden King auf das Objektiv auf- 

 gesetzt wird. Es ist weiß laökiert und trägt ein schwarzes Strich- 

 kreuz, auf dessen Schnittpunkt der Krater abgebildet wird. Wenn 

 man hierauf den Deckel des Polarisators senkt, wird das Bild im 

 allgemeinen eine mehr oder weniger große Ablenkung erfahren. Durch 





7. 



Versuchsanordnung bei der Projektion größerer Objekte 

 bei schwachen Vergrößerungen. 



entsprechende Drehung der Schrauben b und c (vgl. Abb. 5) läßt 

 sich nunmehr erreichen, daß das Bild des Kraters wiederum auf 

 den Schnittpunkt des Richtkreuzes fällt. Ist das Bild jetzt un- 

 scharf, so sind die Strahlen innerhalb des Polarisators nicht pa- 

 rallel und man muß die Stellung der Lampe korrigieren; geringere 

 Abweichungen sind belanglos. Kleine Differenzen treten übrigens 

 auch durch den Abbrand der Kohlen auf. — Die Brennweite der 

 Kondensorlinse C^ muß stets größer sein als die des projizierenden 

 Objektivs ; am günstigsten schienen mir Linsen von 6 bis 8 cm Brenn- 

 weite in Verbindung mit Objektivten von .3 bis 5 cm Brennweite. Es 

 wird zunächst das Objektiv in der Stellung belassen, daß das Krater- 

 bild in seinem Innern liegt uild durch Verschiebung des Präparattisches 

 die grobe Einstellung bewirkt, darauf erst erfolgt die Feineinstellung 

 durch den Trieb des Objektivs. Der Analysator A wird so weit wie 

 mögli6h dem Objektiv genähert, seine Fassung wird mit einem größeren 

 Pappschirm versehen, der alles schädliche Nebenlicht abhalten soll. 



